https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17920&p=597061#p597061
-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 11:34

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597056"][quote user="green63" post="597050"]Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture

M.[/quote]

Grazie della spiegazione. Diciamo che le aperture per forza di cose sono verso sud/est e nord/est.
Ho installato questa stazione da pochi giorni, per ora ho notato subito una migliore schermatura rispetto alla Bresser. Ovviamente non siamo a livelli Davis, anche se molto vicini alla Vue.

Nei prossimi giorni (aspettando giornate serene e senza vento) conto di fare alcune prove per migliorare le massime, cercando di riparare maggiormente il sensore e verniciando lo schermo di bianco. Sullo stesso palo ho montato un sensore Lacrosse su schermo Davis per i confronti.
Vi farò sapere  :bye:[/quote]

Molto bene, tieni conto che lo schermino può essere agevolmente smontato e i piattini con le scanalature possono essere invertiti come posizionamento

Queste stazioncine vanno mediamente bene per quanto riguarda i valori di temperatura, ovviamente sapendo che un errore con buona radiazione è purtroppo inevitabile, sarà tanto minore quanto maggiore sarà la ventilazione naturale.

il loro problema principale, parlando di temperatura, è che lo schermo, oltre a proteggere poco dalla radiazione ha dimensioni talmente esigue e un sensore talmente esposto da dare spesso dati istantanei molto lontani dalla realtà.

M.


