https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18090&p=567290#p567290
-----------------------------------
Ivan13
Mar 09 Nov, 2021 22:37

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Salve a tutti, scusate l'assenza nella discussione ma sono stato troppo incasinato.

Allora negli ultimi giorni il mio amico, con la weatheflow hanno lavorato tanto per riuscire a ottenere una accurata calibrazione anche in quel tratto in cui la stazione rilevava precipitazioni errate. Dopo vari tentativi sono riusciti ad ottenere la giusta calibrazione e gli ultimi dati sono incoraggianti e sono molto più allineati con il pluviometro manuale.

Da parte nostra abbiamo fatto tutto il necessario per fornire i dati nel miglior modo alla weatherflow e loro hanno fatto anche il loro.

Resta sempre però il problema per chi acquisterà la stazione; per essere sicuro dei dati che rileverà la stazione deve effettuare dei confronti con altre stazioni (o quantomeno un pluviometro manuale) così da verificare la calibrazione della stazione. Capisco che ciò può essere un pò rognoso e un pò complicato da fare, ma è l'unico modo per accettarsi della corretta calibrazione.

Detto ciò allego gli ultimi dati raccolti, i test li possiamo considerare ormai terminati.

[b]Riepilogo ottobre.[/b]
Minima Davis: 17.3°C.
Minima Tempest 17.2°C.
Umidità massima Davis: 85.8%.
Umidità massima Tempest: 86.7%.
Pressione massima Davis: 1019.0hPa.
Pressione massima Tempest: 1019.3hPa.
Pressione minima Davis: 1015.9hPa. 
Pressione minima Tempest: 1015.8hPa.
Pioggia Davis: 151.4 mm. 
Pioggia Tempest: 152.4 mm. 
Pioggia manuale: 148.3 mm

[b]Giorno 6-11-2021[/b]:Tempest 0.9 mm, Davis 1.0 mm.

[b]Ieri[/b]: Tempest 11.2 mm.Manuale 10.7 mm.Davis 10.6 mm.

[b]Oggi[/b]: Tempest 16.0 mmManuale 15.3 mmDavis 14.8 mm.


