https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16405&p=487206#p487206
-----------------------------------
GiagiMeteo
Dom 31 Mar, 2019 15:03

Re: Nuova Stazione Dopo 7 Anni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="487205"][quote user="GiagiMeteo" post="487204"][quote user="green63" post="487201"][quote user="GiagiMeteo" post="487196"]Aggiornamento: siamo riusciti a rifar funzionare anche la mia vecchia pce-fws 20 e la differenza fra le due (poste a 3 m di distanza) è di +0,8° da parte della pce. Questo per darvi un'idea della sovrastima.[/quote]

se la schermatura della pce è quella normale in dotazione alla stazione ciò significa che anche la bresser sovrastima in maniera apprezzabile
lo schermo originale della pce è un parapioggia, non uno schermo, protegge il sensore durante le precipitazioni ma non ha nulla a che fare con la protezione dalla radiazione solare, la sua sovrastima con sole e corretta esposizione può raggiungere valori imbarazzanti  ;) 



Mauro[/quote]
In realtà avevamo rifatto l'intera protezione 2 anni fa con dei piattini più professionali e si vedeva chiaramente la differenza (la t media era calata di quasi 2°). Quindi la sovrastima, nonostante sia elevata, si è notevolmente ridotta.[/quote]

molto bene, e, al momento, come sono le tue letture rispetto a stazioni vicine tipo quella di eugenio?[/quote]
Sono attualmente precisamente 1° sopra la sua stazione, mentre sono 4 decimi sopra quella di Pierluigi, però c'è da considerare che sono in massima (+20,7°) ed, in questo valore, sono molto simile ad entrambe le stazioni che prendo in considerazione (+20,6°).


