https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16147&p=472909#p472909
-----------------------------------
green63
Mar 11 Dic, 2018 15:22

Schermi solari (di serie e non): confronti e possibili sovrastime
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="472904"][quote user="Freddoforever" post="472903"]Bella stazione che ho visto quando sono passato a trovare Mauro ;)  

l'unica cosa è che spero sia in una zona ventilata,Mauro si ricorderà la mia reazione quando l'ho vista,quello schermino mi ha spiazzato :lol: dalle foto sul web credevo fosse un pò più grande![/quote]

beh la zona è abbastanza ventilata essendo in collina, intorno non c'è urbanizzazione  ;) 

certo, come dice Mauro non è una VP2, che a sua volta non è un Meteoshield, che a sua volta non è l'Apogee  :mrgreen: ormai me so fatto una cultura anche io!  8))[/quote]

Confermo, la zona mi pare certamente ben ventilata, va da se che potranno esserci giornate estive con elevata radiazione solare e vento calmo, in tal caso una sovrastima, purtroppo importante, ci sarà, fortunatamente la vue è ben progettata e nelle ore estive più calde, solitamente lo schermo resta "in ombra" grazie al corpo dell'iss, questo le consente di limitare i danni  ;) 
poi, come giustamente dice filippo, non è una vp2 e così via, ma anche prendendo l'apogee come riferimento non è neanche lui perfetto  ;) 
di certo la differenza è apprezzabile, di seguito il grafico di oggi di un apogee rispetto ad una vp2 passiva 5 piatti, una stazione davis aggiuntiva (da non considerare perchè ad altra altezza) e un netatmo in schermo professionale siap
radiazione solare di circa 450w/mq e vento attorno ai 5/6 km/h,tra la vp2 e l'apogee ci corrono 2,5°C  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_12_11_15_19_04.jpeg[/img]


