https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16109&p=472150#p472150
-----------------------------------
Fili
Lun 03 Dic, 2018 20:21

Re: Consiglio Su Stazione Meteo Per Neofita
-----------------------------------
[quote user="renga91" post="472144"]Ok capito ragazzi.

A questo punto penso di andare per la bresser 5in1.

Dite che è tanto scadente o bene o male la temperatura esterna la misura bene?[/quote]

allora, su questo posso aiutarti io. La stazione è decente, costa poco ed è immediata da utilizzare. Lo schermo solare è (ovviamente) ridicolo, e noterai sovrastime MOSTRUOSE (circa 4°) in caso di soleggiamento intenso.

Io l'ho comprata in estate, e la soluzione è stata quella di VERNICIARE (una bomboletta spray bianco lucido va benissimo) tutta la stazione che altrimenti si presenta colore grigio perla (chissà perchè) e accumula calore.

Verniciandola di bianco ho ridotto la sovrastima a circa 1° (confronto con passivo Davis), anche meno in caso di vivace ventilazione. Ovvio che non è il massimo, però ci si può accontentare. L'ho dotata anche di una palpebra ombreggiante per lo schermo, che però secondo me poco influisce sul dato.

INFO FONDAMENTALE: non si interfaccia con il PC e non manda dati in rete  ;) 

questo il topic di riferimento

http://www.lineameteo.it/1-vf2-vt15816.html?start=0


