https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15816&p=463870#p463870
-----------------------------------
daredevil71
Mer 18 Lug, 2018 11:33

Re: Cercasi STAZIONE METEO CHIAVI IN MANO Anche Usata!
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="463830"][quote user="green63" post="463491"][quote user="Fili" post="463483"]come non detto... ho comprato questa

https://www.amazon.it/dp/B0170A47DI/ref=pe_3310731_185740161_TE_item

ho pensato che con la modica cifra di 80 euro avrei avuto una stazione meteo nuova di zecca... la mia era ormai rovinata in tutti i componenti esterni. 

Ho letto alcune recensioni su Amazon e su qualche forum, sembrano ottime anche a livello di schermatura solare  :wink: quando arriverà vi farò sapere  :ok:[/quote]

Speriamo vada bene Filippo, su altri forum italiani dichiarano in questi giorni sovrastime medie di 4°
 ;)

[/quote]

...ovviamente avevi ragione tu: stazione arrivata stamani e subito installata sullo stesso palo della Davis. Massima registrata di +33.1° contro i +29.1° della VP2. 4 gradi precisi di sovrastima. Peccato, perchè l'aggeggio in se è molto carino, facilissimo da montare e configurare e soprattutto molto completo, anche se ovviamente non interfacciabile al computer.

Chiaramente già richiesta la restituzione dell'oggetto...  :wall:  :wall:  :wall:[/quote]
4°  sono veramente tanti..peccato ...era carina e ad un prezzo contenuto.


