https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15147&p=445995#p445995
-----------------------------------
green63
Lun 18 Dic, 2017 13:14

Re: Ancora Uno Schermo??
-----------------------------------
No, non ci siamo, dati attuali con timido sole e buona ventilazione
vp2 7,9
meteoshield pro 7,9
rika 8,4

alcune considerazioni:
il sole è presente ma, data la stagione, è piuttosto basso sull'orizzonte ed il piatto superiore aggiuntivo ha scarso effetto nel mitigare la temperatura interna.
La ventilazione è buona, e questo dovrebbe garantire un buon ricambio d'aria, riprova ne è il fatto che vp2 e meteoshield viaggiano allineati.
Evidentemente il problema va ricercato in due difetti fondamentali:
- diametro esiguo dei piatti
- materiale di costruzione

L'incidenza del raggi solari diretti colpisce direttamente la parte esposta dei piatti, il materiale di cui sono composti, un semplice ABS senza alcun tipo di lavorazione particolare, non riesce a smaltire il seppur lieve calore accumulato e lo trasferisce pari pari all'interno dello schermo e quindi, al sensore

L'azienda mi ha chiesto di collaborare al fine di migliorare i loro schermi, credo che a questo punto sia necessaria una completa revisione dello schermo e di ripartire praticamente daccapo.

quindi gli darò le mie impressioni e cosa dovrebbero fare, e, nello specifico:

- primo piatto superiore chiuso diametro 200 mm
- secondo piatto superiore chiuso diametro 160 mm
- 8 piatti intermedi aperti diametro 160 mm con camera interna diametro 60mm
- piatto inferiore chiuso e predisposto per montaggio sonda diametro 160 mm
- tutti i piatti non in abs ma in ASA (Acrilonitrile-Stirene-Acrilato)
- parte interna del 2° piatto dall'alto e di tutti gli 8 piatti aperti verniciata in nero opaco

per me mi mandano a quel paese  :lol:


