https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15147&p=442046#p442046
-----------------------------------
green63
Gio 23 Nov, 2017 17:12

Re: Ancora Uno Schermo??
-----------------------------------
Allora, scaricati i dati di oggi dalla mezzanotte a poco fa, campionamento ad 1 minuto, quindi circa 1000 rilevamenti, e devo dire che in parte non ci siamo  :( 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_11_23_16_58_58.jpeg[/img] 

Devo dire che sono stati fatti notevoli passi avanti rispetto alla precedente versione, che ricordo oltre che sovrastimare di oltre 2° con il sole, sottostimava di oltre 2° anche di notte.
Ora le prestazioni sono decisamente migliorate, soprattutto di notte e primo mattino sono quasi esaltanti, riesce a rimanere perfettamente incollato al Meteoshield o con differenze talmente lievi da poterle tranquillamente imputare alla normale tolleranza dei sensori.

Non appena però il sole si fa alto l'inferiorità rispetto al meteoshield si fa evidente e si raggiunge quasi 1° di sovrastima, per carità, si tratta di prestazione non molto lontana da un 7714 che peraltro va meno bene del Rika in termini di temperature minime, ma la sua sovrastima rispetto al meteoshield con irraggiamento solare non andava oltre i +0,4/0,6°

Ora, è ancora presto, lo so, ma è già sufficiente a capire la situazione, se io procedessi ad un "ombreggiamento" artificiale del Rika sono quasi sicuro di riuscire ad allinearlo o avvicinarlo parecchio al meteoshield, si tratta di un artifizio ma, come d'altronde fa Davis, ciò che conta è il risultato  ;) 

Ora studierò una palpebra ombreggiante che non limiti la ventilazione ma che tenga la sola superficie dello schermo in ombra al fine di limitare il riscaldamento del primo piatto superiore, che certamente è l'artefice della sovrastima.

Aggiornerò, non demordo, lo schermo è fondamentalmente valido ora, e costa poco, quindi....

Dimenticavo di evidenziare anche un altro aspetto positivo, l'estrema reattività, le minime variazioni vengono immediatamente percepite dal sensore, al pari del Meteoshield anche se tale buona prestazione non è dovuta ad uno studio particolare quale può essere quello della ventilazione quasi forzata che il Meteoshield ha grazie alla forma elicoidale ma dalle dimensioni ridotte dello schermo, la davis raggiunge medesimi risultati ma lo fa più lentamente.



 :bye:


