https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15147&p=441930#p441930
-----------------------------------
green63
Mar 21 Nov, 2017 20:24

Re: Ancora Uno Schermo??
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="441925"]che sensori hai montato?[/quote]

Sto utilizzando una coppia di Sensorpush collegati ad un gateway per avere i dati online
montano un sensirion sht20, ne ho 4 ma divisi a due coppie, sono stati testati nel fermalievita della mia pizzeria, in pratica è una macchina professionale che gestisce la lievitazione ma funge da camera climatica con precisione al centesimo di grado in un range che va da -10 a +40 quindi adatto ai nostri scopi.

La coppia A, che utilizzo nel meteoshield e ora nel rk95 ha evidenziato una deviazione massima di 0,1 in tutto il range, l'altra coppia invece sottostima di circa 0,2 ma tra loro due anche qui non si va mai oltre lo 0,1 di differenza.

lo ritengo un sistema affidabile

al momento

vp2 10,4
meteoshield pro 10,4
rk95 10,5

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_20_24_21.jpg[/img]

aggiungo un grafico relativo al pomeriggio di oggi, dalle 17 in poi, prima di questo orario non posso, il sensore del rika era in fase di allineamento a causa degli ovvi "smaneggiamenti"
sembrerebbe esserci una sottostima quasi costante, e potrebbe essere, si tratta delle prime ore di prova, ma data la scala del grafico siamo sempre sotto agli 0,2 di differenza  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_11_21_20_45_36.jpeg[/img] 

aspettando il sole, come diceva una famosa canzone di Neffa  :lol:


