https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=427954#p427954
-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 21:54

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="427937"]Bello! Molto bello davvero, e apparentemente solido e funzionale. Certo direte, a quel prezzo.... però non è sempre così scontato che il costo sia sempre direttamente proporzionale alla qualità.

Ottima anche la recensione... grazie quindi a Mauro per il contributo. Sarà un topic che sicuramente sarà molto consultato, ed è proprio per questo che ti modifico un po' il titolo per contribuire in maniera migliore all'indicizzazione. ;)[/quote]

Grazie Andrea, sopratutto per aver editato correttamente il titolo che di certo non era adeguato, e di questo mi scuso con tutti  :inchino: 

Risultati del primo giorno, ricordo che i due sensorpush utilizzati per il raffronto sono stati testati nello stesso schermo e non hanno mai evidenziato differenze superiori a 0,1°

La giornata di oggi non è molto rappresentativa, sole c'è stato ma idem per la ventilazione, sempre piuttosto costante e superiore alla soglia (1 m/s) in grado di mettere in crisi uno schermo passivo.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/chart_1__1492026745_691777.jpeg[/img] 

Comunque di seguito il grafico del raffronto, basato su circa 1200 rilevamenti, e i dati finali, appare evidente la sovrastima del 10 piatti nelle ore centrali della giornata, in assenza di sole i dati tendono ad uniformarsi, vedremo nei prossimi giorni

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_12_21_40_23.png[/img] 

 :bye:


