https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=427926#p427926
-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 12:53

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="427923"]commento a caldo:se lo compro,chiamo mia nipote a rimontarlo:è bravissima con i puzzles ed i lego! :D  :D .
Aspetto i dati e l'eventuale inserimento del TH Davis;non sono così sicuro di un suo facile posizionamento.[/quote]

Ma credo di si sai? d'altronde la basetta del sensore della vp2 non è più grande del sensorpush e credo quindi ci si possa riuscire facilmente ;) 

al momento 
sensorpush in 10 piatti al sole 18,2
sensorpush in meteoshield al sole 17,6

direi che al momento il risultato appare notevole, discorso diverso merita la vp2
al momento 17,7
sono però sempre più fermamente convinto che la vp2 "ruba" furbamente e lo fa con due indubbi vantaggi voluti rispetto agli altri due schermi

1 - il gruppo pluviometro mantiene costantemente ombreggiati i piatti superiori
2 - il trasmettitore iss, che, sempre volutamente, mantiene costantemente in ombra lo schermo guardacaso proprio dove è posizionato il sensore

la riprova è che il sensorpush che ora è nel 10 piatti, messo nello schermo della vp2, aveva dato gli stessi risultati della vp2, proprio perchè godeva dei medesimi benefici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_12_12_50_55.jpg[/img] 

sarei proprio curioso di vedere cosa succederebbe se si togliesse il pluvio e si spostasse il trasmettitore iss  :lol:


