https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672&p=426126#p426126
-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 21:39

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426097"]In realtà sui datasheet l'SHT11 è +-0.4°C sulla temperatura ;)
Ovviamente in un range più stretto rispetto alla serie 3x
probabilmente hanno messo 0.5°C perché hanno considerato un range più ampio e non il punto di precisione massima che sta a circa 25 gradi centigradi.
Sotto lo 0, anche l'SHT11 comincia ad avere problemi eh... (come fa notare Mauro)
Dai 0 a -20 gradi centigradi va da 1 a 1.5°C di errore
Questo di sicuro incide nell'errore in temperature più fredde
Già l'SHT15 è di molto migliore dell'SHT11 in tutto il range.
Ma ovviamente mai ai livelli di un SHT31
Ancora meglio l'SHT35 (il sensore più preciso di tutta la serie Sensirion)
Aspetto con ansia la versione breakout
 :bye:

P.S. 
Purtroppo come immaginavo la vue ha quel sensore, quindi con lo schermo qualcosa si fa ma purtroppo non miracoli... Questo lo dimostra il confronto con il sensor push nello schermo vue.
Il problema è che si può fare poco. Perché il sensore che monta se non sbaglio è un one bus, non ha le linee I2C che servono per montare le serie 2x o 3x


Unico che si potrebbe montare è un SHT15 o un SHT75 ;) 
Però l'SHT75 è buono molto per l'umidità, ma sempre un po' carente con la temperatura. Come umidità l'SHT75 sta quasi ai livelli di un SHT31 
Stessa cosa l'SHT15
Però qua parliamo di risolvere la temperatura, quindi...[/quote]

Quoto tutto Eugenio, purtroppo l'sht11 non era il sensore giusto per una stazione di questo livello, ha ben fatto Davis a migliorarlo, non soffre solo sotto 0°, già a 10° mostra un possibile errore di 07/08 decimi  :eek: 

e quello che sto notando è proprio questo, la mia vue tende a sottostimare solo quando la temperatura scende sotto i 12/13 gradi, sopra si riallinea alla vp2, guarda il grafico di oggi

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_21_10_25.png[/img] 

Il problema è che essendo un sensore di poco valore, quindi non certificabile, non sappiamo se tutti gli sht11 sbagliano, di quanto sbagliano, in che fascia di temperatura sbagliano, di quanto, se in più o in meno....la curva dell'errore potrebbe essere lineare nei casi più fortunati, ma potrebbe anche essere così

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_21_35_42.png[/img] 

di seguito i dati di accuratezza dichiarati da davis sulla vp2 pre 2016

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/oldvp2.png[/img] 

vp2 post 2016, direi che c'è poco da dire  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/newvp2.png[/img]


