https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13122&p=360767#p360767
-----------------------------------
zac1789
Mar 31 Mar, 2015 17:17

Re: Principiante Acquisto Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="quintilio" post="360747"]Mi sorgono invece dubbi sullo schermo solare. Capisco che è diventato uno standard per le misurazioni, ma mi chiedo:
- se è corretto che sullo strumento di misura non vi sia luce del sole diretta perchè vengono alterate le misurazioni, lo schermo non fa da forno? L'aria riscaldata all'interno dello schermo non è differente da quella misurata in esterno?
Non conviene porre il misuratore in ombra ma non all'interno di una scatola chiusa?[/quote]

Lo schermo solare passivo non è una scatola chiusa bensì una pila di piatti distanziati dove energia termica accumulata dalla massa dello schermo stesso viene dissipata dalla ventilazione naturale.

Quando la ventilazione naturale è scarsa si ricorre a schermi con ventilazione forzata.

La temperatura non può essere misurata all'ombra perchè l'aria si riscalda per irraggiamento.
Se poni un ostacolo che fa ombra sul suolo modifichi artificialmente la quantità di energia che quel suolo irradia.


