https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=3680
-----------------------------------
DragonIce
Mar 29 Mag, 2007 15:58

Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Ho iniziato a cercare qualche notizia sul come costruire schermi fai da te..per ora ho trovato solo questo.

*********************************************************************************************

Costruiamo assieme uno schermo solare.
 
 
Illustriamo ora come costruirsi con il fai da te un semplice ma efficace schermo solare, nella versione base, ovvero non ventilato e non alimentato a radiazioni solari. Questa prima parte però è da considerarsi valida anche per la costruzione di schermi più evoluti, per i quali però si rimanda ai capitoli specifici.

In questo caso la spesa prevista è all'incirca di 10€.

NECESSARIO.

* 10 Piatti da pic-nic in plastica dura (non gli usa e getta), meglio di colore bianco. (Due li teniamo come riserva).

* Cinque tappi di sughero.

* Collante generale, come il BOSTIK, UHU SARATOGA e simili.

* Vernice bianca nel caso in cui i piatti non siano già bianchi.

   [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/03.jpg[/img] 

Ecco i ferri del mestiere, una fresa a tazza, dei bulloni, una punta per trapano di adeguato diametro.



 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/04.jpg[/img] 

Ecco il nostro piatto, il foro centrale serve da invito per la fresa, i quattro posti ai lati per i bulloni a cui andranno fissati i piatti successivi.

COME FARE.

Realizzare uno schermo solare è la cosa più semplice di questo mondo...Tuttavia acquistarne uno richiede l'investimento di un bel po di soldini. Allora perchè non farlo da soli???

Seguite queste semplici istruzioni....

Prendete i piatti da pic-nic, lasciatene due da parte.

I rimanenti piatti vanno fresati al centro, con una fresa a tazza del diametro di 10 cm o più a seconda della grandezza del sensore da inserirvi. regolatevi voi... La fresatura può essere effettuata senza problemi presso un dei numerosi centri di fai da te... Molte volte non chiedono nulla in quanto il lavoro è davvero veloce.

Una volta presati i piatti, se di colore diverso dal bianco vanno tutti verniciati, compresi i due non fresati, con la vernice bianca. Sarebbe davvero la manna dal cielo trovare i piatti bianchi... Risparmiate lavoro...

Una volta asciutti, tagliate i tappi di sughero in rondelle da circa 1 cm, 1,5 cm.

Prendete un piatto non fresato, praticate al centro un piccolo foto, con la punta di un cacciavite calda. Il foro servirà per poter "sospendere" il sensore.

Prendete il primo piatto tagliato e applicate quattro rondelle di sughero sul bordo del buco. Iniziamo per comodità dal lato interno del piatto. Incollateli con il BOSTIK e adagiategli sopra un bel dizionario o qualcosa di pesante al fine di assicurare una tenuta a prova di forza.

Dopo circa 24 ore il collante sarà perfettamente asciutto, prendete un altro piatto fresato e incollate l'esterno di questo alle quattro rondelle di sughero applicate il giorno prima al precedente piatto.

Lasciate ad asciugare e ripetete l'operazione per tutti i piatti. Dopo averli incollati tutti, incollate anche il piatto in cui avrete praticato il piccolo foro. Questo fungerà da tetto, e andrà applicato alla parte superiore della nostra "pila" di piatti. Sospendete ora con un filo da cucina il sensore del termometro. Vedete voi come riesce meglio, la modalità varierà a seconda della forma dello stesso.

Una volta posizionato il sensore tappate lo schermo solare incollando sul fondo l'ultimo piatto rimasto, quello che non presenta alcuna fresatura. Usate poco collante in questo caso perchè questo fungerà anche da sportellino per accedere al sensore quando dovrete cambiare le pile.

Ora lo schermo è pronto... Il risultato dovrebbe essere qualcosa di simile.... Ovviamente rotondo...
 
  


 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/02.jpg[/img] 

Ecco il nostro piatto fresato. Ora dobbiamo solamente fissare i piatti con i bulloni o con i tappi di sughero.



 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/01.jpg[/img] 

Il nostro schermo prende forma. Ora basterà impilare e fissare i rimanenti piatti. Alla fine colorate anche i bulloni e la barretta di fissaggio di bianco ed il gioco è fatto.

 
 
ED ORA UNA FINEZZA....

Per chi vuole veramente esagerare, i tappi di sughero, usati come distanziatori tra un piatto e l'altro, possono essere sostituiti da una barra filettata del diametro 8. I piatti in questo caso, oltre che fresati, andranno bucati in tre o quattro punti con una punta del diametro poco maggiore a quello della barra filettata.

Giocando poi di dado e controdado si riuscirà a bloccare il piatto, e fidatevi, da li non si muoveranno più....

In definitiva con circa 5€ in più potete costruire uno schermo da far morire d'invia i più blasonati.... 

Il materiale in più, rispetto a quello elencato per effettuare questa modifica è:

* Una barra filettata diametro 8.

* Una manciata di dadi della opportuna misura, meglio se autobloccanti.

* Trapano e punta, seghetto da metallo per segare la barra filettata.


*********************************************************************

 

Se ne trovo altri ne aggiungerò, chi ne ha altri da segnalare li aggiunga..   :lol:  :lol:


-----------------------------------
andrea75
Mar 29 Mag, 2007 16:26

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Lascia stare questo... è una ciofega! :D L'altro giorno te l'avevo promessa una guida perfetta, ma poi me ne sono dimenticato. Stasera quando torno te la posto ;)


-----------------------------------
DragonIce
Mar 29 Mag, 2007 16:32

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="38140"]Lascia stare questo... è una ciofega! :D L'altro giorno te l'avevo promessa una guida perfetta, ma poi me ne sono dimenticato. Stasera quando torno te la posto ;)[/quote]

il mio prob è un altro.. sto in un condominio a 9 metri d'altezza,e nn posso mettere il sensore ne a 2 metri dal suolo ne tantomeno sull'erba... se lo metto su un palo ad un metro dal muro di casa e all'ombra dici che perde tanto in fedeltà?


-----------------------------------
andrea75
Mar 29 Mag, 2007 16:35

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="38142"][quote user="andrea75" post="38140"]Lascia stare questo... è una ciofega! :D L'altro giorno te l'avevo promessa una guida perfetta, ma poi me ne sono dimenticato. Stasera quando torno te la posto ;)[/quote]

il mio prob è un altro.. sto in un condominio a 9 metri d'altezza,e nn posso mettere il sensore ne a 2 metri dal suolo ne tantomeno sull'erba... se lo metto su un palo ad un metro dal muro di casa e all'ombra dici che perde tanto in fedeltà?[/quote]

Il tetto?


-----------------------------------
DragonIce
Mar 29 Mag, 2007 16:39

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="38143"][quote user="DragonIce" post="38142"][quote user="andrea75" post="38140"]Lascia stare questo... è una ciofega! :D L'altro giorno te l'avevo promessa una guida perfetta, ma poi me ne sono dimenticato. Stasera quando torno te la posto ;)[/quote]

il mio prob è un altro.. sto in un condominio a 9 metri d'altezza,e nn posso mettere il sensore ne a 2 metri dal suolo ne tantomeno sull'erba... se lo metto su un palo ad un metro dal muro di casa e all'ombra dici che perde tanto in fedeltà?[/quote]

Il tetto?[/quote]

é scomodo da raggiungere, c'è una botola ma per andare devo passare in un altro appartamento...


-----------------------------------
andrea75
Mar 29 Mag, 2007 19:13

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="38144"][quote user="andrea75" post="38143"][quote user="DragonIce" post="38142"][quote user="andrea75" post="38140"]Lascia stare questo... è una ciofega! :D L'altro giorno te l'avevo promessa una guida perfetta, ma poi me ne sono dimenticato. Stasera quando torno te la posto ;)[/quote]

il mio prob è un altro.. sto in un condominio a 9 metri d'altezza,e nn posso mettere il sensore ne a 2 metri dal suolo ne tantomeno sull'erba... se lo metto su un palo ad un metro dal muro di casa e all'ombra dici che perde tanto in fedeltà?[/quote]

Il tetto?[/quote]

é scomodo da raggiungere, c'è una botola ma per andare devo passare in un altro appartamento...[/quote]

Il fatto è che all'ombra sottostimeresti un po' le temperature, ma è ovvio, se altra soluzione non c'è......

Ho realizzato il tutorial sulla costruzione dello schermo:
http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?t=3681


-----------------------------------
DragonIce
Mer 30 Mag, 2007 14:59

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Qualcosa di più semplice? i vassoi dove si prendono?


-----------------------------------
andrea75
Mer 30 Mag, 2007 15:02

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="38201"]Qualcosa di più semplice? i vassoi dove si prendono?[/quote]

Al posto dei vassoi vanno benissimo dei comuni sottovasi.


-----------------------------------
DragonIce
Mer 30 Mag, 2007 15:37

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="38202"][quote user="DragonIce" post="38201"]Qualcosa di più semplice? i vassoi dove si prendono?[/quote]

Al posto dei vassoi vanno benissimo dei comuni sottovasi.[/quote]

Io ho questi.. mio padre lavora in un caseificio e lo usa per mettere le ricotte

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/dscf0457.jpg[/img] 


oppure questi che servono per il formaggio, però con uno degli altri sopra a coprire.. 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/dscf0456.jpg[/img]


Dici che vanno bene uguale? sono in pp invece che melanina..


-----------------------------------
andrea75
Mer 30 Mag, 2007 17:24

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="38205"]


Dici che vanno bene uguale? sono in pp invece che melanina..[/quote]

Uhmmmmm... non è tanto il materiale, ma la forma che non va bene. Ma dai retta a me, prendi dei normalissimi sottovasi in plastica da 20/22 cm di diametro (che ovviamente dovrai verniciare). Li trovi ovunque e non li paghi più di 0.50 euro l'uno. Con 5-6 piatti sei a posto, per una spesa di poco più di 2 euro.


-----------------------------------
DragonIce
Sab 02 Giu, 2007 17:00

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Forse ho trovato una soluzione.. però devo capire se il concetto è giusto.. il problema è nn esporre il sensore ai raggi diretti..per fare questo si copre con qualcosa ..ma questo qualcosa è soggetto anch'esso al riscaldamento solare.. indi per qui mi è venuta un'idea.. se uso uno dei contenitori che ho fatto vedere come "tetto" poi metto uno strato di lana di vetro che si usa per isolare i tubi dell'acqua calda e poi metto un'altro contenitore..facendo una specie di sandwich..  a occhio il contenitore più esterno si scalda ma la lana di vetro dovrebbe impedire il passaggio del calore all'interno.. abbassando la temperatura..  
la lana di vetro dovrebbe essere sufficiente ad isolare.. se si mette su un tubo con acqua bollente all'esterno della lana nn si sente  quasi niente.. il sole dovrebbe influire di meno no..
se funziona sembra anche economico...

miglioramenti ed obiezioni sono accetti..


-----------------------------------
andrea75
Sab 02 Giu, 2007 17:31

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Diciamo che lo schermo deve proteggere ma non isolare....... in quel modo avresti un isolamento quasi totale con l'esterno. Inoltre lo schermo deve avere delle aperture per il passaggio dell'aria all'interno tali da permettere un continuo ricambio d'aria all'interno e impedire il formarsi dell'umidità.
Insomma, un buon concetto di isolamento, ma che poco si sposa con la schermatura di un sensore ;)


-----------------------------------
DragonIce
Sab 02 Giu, 2007 17:46

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
forse mi sono spiegato male.. io intendo mettere i 2 contenitori a campana.. uno sull'altro con un'intercapedine di lana di vetro e sotto il sensore, cosicchè il tetto si scalda ma la lana di vetro lo isola dall'ambiente sotto di esso, il sensore rimane perfettamente a contatto con l'aria..


-----------------------------------
andrea75
Sab 02 Giu, 2007 18:07

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="38454"]forse mi sono spiegato male.. io intendo mettere i 2 contenitori a campana.. uno sull'altro con un'intercapedine di lana di vetro e sotto il sensore, cosicchè il tetto si scalda ma la lana di vetro lo isola dall'ambiente sotto di esso, il sensore rimane perfettamente a contatto con l'aria..[/quote]

Ah, non chiudere tutto! ;) L'unica cosa che devi verificare è che il sensore non rimanga cmq troppo esposto e che i raggi non riescano a filtrare quando il sole è basso. E in ogni caso per l'intercapedine va benissimo il comunue polistirolo....


-----------------------------------
DragonIce
Sab 02 Giu, 2007 18:16

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="38463"][quote user="DragonIce" post="38454"]forse mi sono spiegato male.. io intendo mettere i 2 contenitori a campana.. uno sull'altro con un'intercapedine di lana di vetro e sotto il sensore, cosicchè il tetto si scalda ma la lana di vetro lo isola dall'ambiente sotto di esso, il sensore rimane perfettamente a contatto con l'aria..[/quote]

Ah, non chiudere tutto! ;) L'unica cosa che devi verificare è che il sensore non rimanga cmq troppo esposto e che i raggi non riescano a filtrare quando il sole è basso. E in ogni caso per l'intercapedine va benissimo il comunue polistirolo....[/quote]

tranquillo.. i contenitori sono abbastanza profondi.. per essere colpito dovrebbe sorgere il sole dal basso! :)  ho detto lana di vetro perchè come ho detto papà lavora in un caseificio e ha sempre a che fare con tubi bollenti, però li schermano con la lana di vetro e quindi ho quella.. 

allora che ne dici? l'idea può andare?


-----------------------------------
andrea75
Sab 02 Giu, 2007 18:19

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Non ti resta che provare e vedere come reagisce il termometro.... non c'è prova migliore....


-----------------------------------
DragonIce
Sab 02 Giu, 2007 18:22

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="38467"]Non ti resta che provare e vedere come reagisce il termometro.... non c'è prova migliore....[/quote]

la fregatura è che da quando ho iniziato a pensare allo schermo solare è sempre piovuto!  :roftl:  :roftl:


-----------------------------------
DragonIce
Mar 03 Lug, 2007 20:07

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
finalmente sono riuscito a costruire lo schermo.. e tra l'altro è un progetto originale! 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/dscf0531.jpg[/img]  

nn è elegantissimo ma funziona.. per un mesetto può andare così..poi quando vado al mare lo smonto e sistemo i particolari quando torno. 

Purtroppo si è resa necessaria una ventilazione, ma l'accorgimento è stato determinante..
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/dscf0528.jpg[/img]


-----------------------------------
nicola59
Mar 03 Lug, 2007 20:46

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="40145"]finalmente sono riuscito a costruire lo schermo.. e tra l'altro è un progetto originale!  

nn è elegantissimo ma funziona.. per un mesetto può andare così..poi quando vado al mare lo smonto e sistemo i particolari quando torno. 

Purtroppo si è resa necessaria una ventilazione, ma l'accorgimento è stato determinante..[/quote]

Ma scusa, non  vedo le griglie o grate di aereazione,penso , a vederlo così, secondo me si possono formare grosse bolle d'aria calda .


-----------------------------------
DragonIce
Mar 03 Lug, 2007 21:05

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="nicola59" post="40147"][quote user="DragonIce" post="40145"]finalmente sono riuscito a costruire lo schermo.. e tra l'altro è un progetto originale!  

nn è elegantissimo ma funziona.. per un mesetto può andare così..poi quando vado al mare lo smonto e sistemo i particolari quando torno. 

Purtroppo si è resa necessaria una ventilazione, ma l'accorgimento è stato determinante..[/quote]

Ma scusa, non  vedo le griglie o grate di aereazione,penso , a vederlo così, secondo me si possono formare grosse bolle d'aria calda .[/quote] 

è fatto a campana, sul fondo c'è un foro di una trentina di cm di diametro.. al centro del foro è montata la ventola, sopra c'è il sensore, l'aria viene spinta verso l'alto e va a "lavorare" sul sensore, dopodichè sbatte sulla cupola e torna giù.. :)


-----------------------------------
andrea75
Mar 03 Lug, 2007 21:22

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="40150"][quote user="nicola59" post="40147"][quote user="DragonIce" post="40145"]finalmente sono riuscito a costruire lo schermo.. e tra l'altro è un progetto originale!  

nn è elegantissimo ma funziona.. per un mesetto può andare così..poi quando vado al mare lo smonto e sistemo i particolari quando torno. 

Purtroppo si è resa necessaria una ventilazione, ma l'accorgimento è stato determinante..[/quote]

Ma scusa, non  vedo le griglie o grate di aereazione,penso , a vederlo così, secondo me si possono formare grosse bolle d'aria calda .[/quote] 

è fatto a campana, sul fondo c'è un foro di una trentina di cm di diametro.. al centro del foro è montata la ventola, sopra c'è il sensore, l'aria viene spinta verso l'alto e va a "lavorare" sul sensore, dopodichè sbatte sulla cupola e torna giù.. :)[/quote]

Dammi retta... se non vuoi metterti a rifare tutto facci almeno qualche buco col trapano... se non altro circola l'aria, anche perché altrimenti la ventola poco senso avrebbe.
A proposito di ventola... l'hai installata in modo che l'aria viene espulsa all'esterno vero?  :roll:


-----------------------------------
DragonIce
Mar 03 Lug, 2007 22:13

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Forse mi sono spiegato male, domani fotografo meglio.. 
la ventola aspira l'aria...
Cmq funziona è in linea con altre 2 stazioni, per la precisione quelle di folignometeo...

Cmq in linea di principio è fatto così in sezione... 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/schema_sensore.gif[/img] 

l'aria entra da sotto forzata dalla ventola, la quale la prende direttamente all'esterno..

il giallo è l'isolante..


-----------------------------------
burjan
Mar 03 Lug, 2007 23:58

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Testa i suoi risultati nei giorni in cui la massima supera i 35 gradi, e regolati con il termo della Bonifica, che è un eccellente Davis.


-----------------------------------
andrea75
Mer 04 Lug, 2007 08:47

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
Il fatto Dragon è che di solito le ventole negli negli schermi non "aspirano" aria, ma la espellono all'esterno. Questo sia per non falsare i dati sull'umidità (se tu soffi aria sul sensore igrometrico, è ovvio che ne falsi il valore), sia per togliere dall'interno eventuali bolle d'aria calda che potrebbero formarsi. Io ti consiglierei di invertire la ventola, poi fai tu.... ;)


-----------------------------------
DragonIce
Mer 04 Lug, 2007 10:21

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="40161"]Il fatto Dragon è che di solito le ventole negli negli schermi non "aspirano" aria, ma la espellono all'esterno. Questo sia per non falsare i dati sull'umidità (se tu soffi aria sul sensore igrometrico, è ovvio che ne falsi il valore), sia per togliere dall'interno eventuali bolle d'aria calda che potrebbero formarsi. Io ti consiglierei di invertire la ventola, poi fai tu.... ;)[/quote]
secondo me è meglio che l'aria venga spinta all'interno, così è più difficile che si formano bolle perchè come ho disegnato sopra l'aria è in circolo continuo.. l'umidità perchè è falsata scusa? e cmq i valori sono in linea con altre stazioni..


-----------------------------------
andrea75
Mer 04 Lug, 2007 10:28

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="40164"][quote user="andrea75" post="40161"]Il fatto Dragon è che di solito le ventole negli negli schermi non "aspirano" aria, ma la espellono all'esterno. Questo sia per non falsare i dati sull'umidità (se tu soffi aria sul sensore igrometrico, è ovvio che ne falsi il valore), sia per togliere dall'interno eventuali bolle d'aria calda che potrebbero formarsi. Io ti consiglierei di invertire la ventola, poi fai tu.... ;)[/quote]
secondo me è meglio che l'aria venga spinta all'interno, così è più difficile che si formano bolle perchè come ho disegnato sopra l'aria è in circolo continuo.. l'umidità perchè è falsata scusa? e cmq i valori sono in linea con altre stazioni..[/quote]

OK, OK :) Te l'ho detto... fai tu. Io provo a darti dei suggerimenti in base alle esperienze personali e alle centinaia di pagine che ho letto su questa roba, ma poi ognuno è libero di agire come la propria esperienza gli suggerisce.


-----------------------------------
DragonIce
Mer 04 Lug, 2007 10:34

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="40165"][quote user="DragonIce" post="40164"][quote user="andrea75" post="40161"]Il fatto Dragon è che di solito le ventole negli negli schermi non "aspirano" aria, ma la espellono all'esterno. Questo sia per non falsare i dati sull'umidità (se tu soffi aria sul sensore igrometrico, è ovvio che ne falsi il valore), sia per togliere dall'interno eventuali bolle d'aria calda che potrebbero formarsi. Io ti consiglierei di invertire la ventola, poi fai tu.... ;)[/quote]
secondo me è meglio che l'aria venga spinta all'interno, così è più difficile che si formano bolle perchè come ho disegnato sopra l'aria è in circolo continuo.. l'umidità perchè è falsata scusa? e cmq i valori sono in linea con altre stazioni..[/quote]

OK, OK :) Te l'ho detto... fai tu. Io provo a darti dei suggerimenti in base alle esperienze personali e alle centinaia di pagine che ho letto su questa roba, ma poi ognuno è libero di agire come la propria esperienza gli suggerisce.[/quote]

Noto una sottile vena ironica.. :) cmq sul serio i dati sono concordi con altre stazioni.. :)


-----------------------------------
andrea75
Mer 04 Lug, 2007 10:46

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="40167"]

Noto una sottile vena ironica.. :) cmq sul serio i dati sono concordi con altre stazioni.. :)[/quote]

No dai, scherzavo... è ovvio che poi ogni situazione è diversa dalle altre, vuoi per una particolare ubicazione o per la particolare struttura dello schermo, quindi una volta che i test con le altre stazioni vicine vano a buon fine, ciò significa che la configurazione dell'installazione è corretta! :ok:


-----------------------------------
nicola59
Mer 04 Lug, 2007 17:17

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="40158"]Testa i suoi risultati nei giorni in cui la massima supera i 35 gradi, e regolati con il termo della Bonifica, che è un eccellente Davis.[/quote]

Stai sottovalutando la mia Davis :bumbum:


-----------------------------------
Conte
Lun 12 Nov, 2007 19:44

Re: Schermi Solari Per Sensori.
-----------------------------------
[color=#ffffff][/color]
Salve a tutti E' un bel pò che non visito qs bel sito.
In merito agli schermi autocostruiti mi permetto di far notare che quello realizzato da vedeprevedo, forumista di meteonetwork, funziona molto bene se autoventilato.
Nel caso si decidesse di usarlo come passivo si rischierebbe un piccolo surrisacaldamento interno dato che i vassoi hanno i bordi molto alti i quali non permettono un'agevole areazione. Non a caso gli schermi Davis sono molto diversi. Inoltre la grande massa dei piatti creerebbe una certa inerzia termica durante i cambiamenti ambientali repentini.
A parte ciò ecco il link dove ho fatto inserire diverse soluzioni costruttive. Il mio schermo (il secondo) è stato un pò il capostipite e sposa praticità di smontaggio e manutenzione (tramite galletti si ha accesso immediato al termoigro senza aprire lo schermo e si può togliere anche il tubo per usarlo in modalità passiva mentre si sostituisce la ventolina eventualmente danneggiata) ad ottime prestazioni (non è inferiore al Davis autoventilato). Piacque molto a Raffaello di Martino del Kows tanto che mi chiese se poteva pubblicarlo nel suo sito.

http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?t=16789

Buon lavoro a tutti. :bye:


