https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=20030
-----------------------------------
Adriatic92
Dom 10 Nov, 2024 11:16

Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
Salve ragazzi!

Nell'ultimo periodo mi sta capitando un pò più di frequente di ritrovare scollegata all'improvviso la stazione meteo. O meglio, quando la mattina vado a controllare i dati dalla consolle, come sorpresa i parametri si azzerano ed escono fuori dei trattini. Questo avviene in particolare di notte, notando che accade per curiosità nelle giornate estremamente umide. Ho pensato ad un problema dovuto al condensatore difettoso o qualcosa all'interno della stazione meteo che nel tempo si è usurato. Voi avete dei pareri al riguardo? Vi è mai capitato?  :roll:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 10 Nov, 2024 11:42

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
Ciao,
non conosco la VUE ma nella VP2 quando succede questo è perchè la batteria tampone del gruppo sensori esterno è scarica

Prova a sostituirla  :friends:


-----------------------------------
Gab78
Dom 10 Nov, 2024 11:55

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
Ma ti compare sulla consolle anche il messaggio "low battery transmitter"?

In quel caso potrebbe essere come dice Leo...


-----------------------------------
Adriatic92
Dom 10 Nov, 2024 12:07

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="622696"]Ma ti compare sulla consolle anche il messaggio "low battery transmitter"?

In quel caso potrebbe essere come dice Leo...[/quote]

A dire il vero non mi compare nulla...  :mah:


-----------------------------------
Gab78
Dom 10 Nov, 2024 12:20

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
[quote user="Adriatic92" post="622697"][quote user="Gab78" post="622696"]Ma ti compare sulla consolle anche il messaggio "low battery transmitter"?

In quel caso potrebbe essere come dice Leo...[/quote]

A dire il vero non mi compare nulla...  :mah:[/quote]
Poi la stazione riprende a trasmettere normalmente con la luce del sole? Potrebbe essere il condensatore... 

Anche la mia prima Vue, durata quasi undici anni e mezzo, ha iniziato a fare così, ma in quel caso compariva sulla consolle anche il messaggio di batteria tampone scarica... ed in effetti era così, in quanto doveva sobbarcarsi molto più lavoro, a causa del condensatore che lavorava in "perdita"...


-----------------------------------
Adriatic92
Sab 23 Nov, 2024 13:17

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="622698"][quote user="Adriatic92" post="622697"][quote user="Gab78" post="622696"]Ma ti compare sulla consolle anche il messaggio "low battery transmitter"?

In quel caso potrebbe essere come dice Leo...[/quote]

A dire il vero non mi compare nulla...  :mah:[/quote]
Poi la stazione riprende a trasmettere normalmente con la luce del sole? Potrebbe essere il condensatore... 

Anche la mia prima Vue, durata quasi undici anni e mezzo, ha iniziato a fare così, ma in quel caso compariva sulla consolle anche il messaggio di batteria tampone scarica... ed in effetti era così, in quanto doveva sobbarcarsi molto più lavoro, a causa del condensatore che lavorava in "perdita"...[/quote]

Se riparte la trasmissione con la luce del sole, in questo non saprei con effettiva certezza. Io appena mi sveglio la mattina presto la faccio ripartire, qualora dovesse ripresentarsi il problema di notte. A tal proposito, questa notte ad esempio mi è ricapitato di perdere il segnale dopo diversi giorni. Per mia fortuna al rientro a casa, nel preciso istante che si era scollegata, sono riuscito a intervenire facendo un semplice reset, cliccando 2nd + setup dalla consolle. Intanto proverò a cambiare la batteria, farò una prova.. poi vediamo se riemerge il problema. Se fosse il condensatore, in giro si riesce a trovare qualcosa?


-----------------------------------
Gab78
Sab 23 Nov, 2024 18:58

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
Il problema è che il condensatore è totalmente immerso in una speciale resina ed è molto difficile da sostituire. In teoria sarebbe pure fattibile, ma ci vuole tanta pazienza...  :mrgreen: 

Cosa che invece è molto più semplice sulla VP2.

In rete si trovano molte discussioni su questo argomento, con a corredo anche foto molto utili.


-----------------------------------
SpaceMan
Dom 24 Nov, 2024 12:44

Re: Per Chi Possiede Una Davis Vue...
-----------------------------------
Risolto lo stesso problema un paio di anni fa sulla Vue di 9 anni di vita all'epoca.
Armato di pazienza, coltellino e un piccolo cacciavite, tolto il bagno di resina, ho sostituito il condensatore palesemente gonfio. Ricoperto poi solo i contatti con silicone.


