https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18870
-----------------------------------
il versiliese
Mer 16 Nov, 2022 17:15

Sostituzione Barani Meteoshield Pro
-----------------------------------
Voglio qui ringraziare BaraniDesign per la sostituzione col solo addebito delle spese di spedizione del mio Meteoshield Pro , ulteriore prova della serietà e della affidabilità della ditta  .Acquistato nel 2017 ed entrato in funzione nel febbraio 2018,da qualche mese ha presentato  screpolature della verniciatura sul piatto superiore e ,meno evidenti,anche sugli inferiori e distacchi di vernice sul braccio metallico.
Ho inviato le foto a Green (grazie mille Mauro per l'interessamento !)che le ha girate a Barani col risultato di cui sopra.

saluti a tutti


-----------------------------------
green63
Gio 17 Nov, 2022 16:13

Re: Sostituzione Barani Meteoshield Pro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="587866"]Voglio qui ringraziare BaraniDesign per la sostituzione col solo addebito delle spese di spedizione del mio Meteoshield Pro , ulteriore prova della serietà e della affidabilità della ditta  .Acquistato nel 2017 ed entrato in funzione nel febbraio 2018,da qualche mese ha presentato  screpolature della verniciatura sul piatto superiore e ,meno evidenti,anche sugli inferiori e distacchi di vernice sul braccio metallico.
Ho inviato le foto a Green (grazie mille Mauro per l'interessamento !)che le ha girate a Barani col risultato di cui sopra.

saluti a tutti[/quote]

Di nulla, sono contento per l'esito della vicenda, e approfitto per spiegare cosa è accaduto.

In quel periodo, e per un paio di lotti di produzione, gli stampi delle elicoidi sono stati affidati ad una azienda cinese, selezionata perchè, sulla carta, avrebbe dovuto rispettare come noi riteniamo ovvio, la specifiche richieste, sia in termini di misure e tolleranze sia nei materiali.

Il secondo aspetto si è rivelato invece non rispettato, e gli schermi, seppure solo alcuni, hanno iniziato a presentare problemi di vetrificazione (in pratica si notano delle screpolature della superficie, se si prova a "pizzicare" con forza il bordo delle elicoidi si è addiritttura in grado di spezzarne dei segmenti.

I dubbi, in realtà, nacquero fin da subito, già all'aspetto, e da nuovi, e difatti si è provveduto allo spostamento della realizzazione degli stampi in una azienda specializzata europea.

M.


-----------------------------------
il versiliese
Gio 24 Nov, 2022 19:44

Re: Sostituzione Barani Meteoshield Pro
-----------------------------------
Il meteoshield Pro nuovo in sostituzione del vecchio è arrivato.E' evidente il miglioramento dei materiali usati ,come migliorato è l'assemblamento (ora gli emidischi elicoidali combaciano perfettamente tra loro).Modificato pure il braccio metallico di sostegno :ora presenta la scritta Barani intagliata a tutto spessore ed è variata la posizione ed il diametro dei fori di fissaggio con la relativa fornitura delle viti(finalmente!)
Ma la modifica più di sostanza è legata alla parte interna nera .Mi pare che le eliche di quest'ultima siano più larghe della serie precedente e d inoltre presentano un bordo frastagliato e non più rettilineo.
Ora chiedo a Green,che ancora ringrazio per la sua "intermediazione" con Barani, le ragioni tecniche di tale scelta.
Naturalmente non ho resistito alla tentazione di confrontare i 2 meteoshield:non avendo altro a disposizione ho inser ito  2 Sensor push all'interno .La giornata era soleggiata e con assenza di vento e gli schermi erano posizionati alla stessa altezza ed a 50 cm di distanza.Il risultato (assolutamente non indicativo)è stato che il nuovo ha registrato una max.di 16 ,il vecchio di 16,2.
A proposito di quest' ultimo,accetto volentieri consigli su come rallentare il processo di screpolatura dei piatti.


-----------------------------------
green63
Gio 24 Nov, 2022 20:22

Re: Sostituzione Barani Meteoshield Pro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="588328"]Il meteoshield Pro nuovo in sostituzione del vecchio è arrivato.E' evidente il miglioramento dei materiali usati ,come migliorato è l'assemblamento (ora gli emidischi elicoidali combaciano perfettamente tra loro).Modificato pure il braccio metallico di sostegno :ora presenta la scritta Barani intagliata a tutto spessore ed è variata la posizione ed il diametro dei fori di fissaggio con la relativa fornitura delle viti(finalmente!)
Ma la modifica più di sostanza è legata alla parte interna nera .Mi pare che le eliche di quest'ultima siano più larghe della serie precedente e d inoltre presentano un bordo frastagliato e non più rettilineo.
Ora chiedo a Green,che ancora ringrazio per la sua "intermediazione" con Barani, le ragioni tecniche di tale scelta.
Naturalmente non ho resistito alla tentazione di confrontare i 2 meteoshield:non avendo altro a disposizione ho inser ito  2 Sensor push all'interno .La giornata era soleggiata e con assenza di vento e gli schermi erano posizionati alla stessa altezza ed a 50 cm di distanza.Il risultato (assolutamente non indicativo)è stato che il nuovo ha registrato una max.di 16 ,il vecchio di 16,2.
A proposito di quest' ultimo,accetto volentieri consigli su come rallentare il processo di screpolatura dei piatti.[/quote]

Ciao,
prima di tutto non ringraziarmi, è stato un piacere  ;) 

le parti nere inferiori hanno subito una modifica nella loro estensione e nel loro disegno a seguito dell'esito di alcuni test che, nella prima versione, avevano evidenziato un problema di rifrazioni all'interno della camera sensore (radiazione riflessa) con sole basso all'orizzonte, in alcuni casi, e con alcune tipologie di sensori, questa radiazione indesiderata poteva andare a colpire direttamente il sensore con ovvie conseguenze.

In termini di prestazioni assolute sostanzialmente nulla è cambiato.

Devo purtroppo dirti che il processo di vetrificazione è irreversibile, non c'è nulla che tu possa fare per bloccarlo o rallentarlo anzi, molto probabilmente, con il tempo il semplice "pizzicare" con una certa forza il bordo delle elicoidi ne provocherà la rottura in frammenti

M.


