https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18090
-----------------------------------
Ivan13
Ven 09 Lug, 2021 09:40

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[color=darkred] [/color][color=black] [/color]Salve a tutti, utenti e lettori di Lineameteo. Apro questa nuova discussione per presentare e discutere con voi di un innovativo sistema di rilevazione meteorologico, la stazione meteorologica Tempest della azienda americana WeatherFlow e degli altri prodotti venduti dall’azienda.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/tempest_.png[/img]

WeatherFlow Inc. è un’azienda, leader nel settore meteorologico privato, con oltre 30 anni di esperienza nell'applicazione delle più recenti tecnologie di osservazione, modellazione e previsione. Negli anni ha inserito sul mercato un flusso costante di prodotti e servizi innovativi, soddisfacendo esigenze altamente specifiche in molti settori, tra cui allerta meteorologica pericolosa, misurazione di uragani, sviluppo di tecnologie meteorologiche intelligenti, energia eolica e altro.
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/logo_weatherflow.png[/img]

Con questi brevi depliant, illustro i principali prodotti che vengono venduti dall’azienda, a cui ho annesso una breve descrizione, un link diretto al prodotto e una foto.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4eda31e7_a264_471b_8bb0_e907b448f206.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cd5709e5_6ba8_4f1e_b987_45832ca26057.jpeg[/img] 

Avevo predisposto delle tabelle ma non fa caricarle correttamente qui. I link per i prodotti sono questi:
TEMPEST: https://shop.weatherflow.com/collections/frontpage/products/tempest?ref=IvanComparetto
POWERBANK: https://shop.weatherflow.com/collections/all/products/tempest-hub-battery-backup?ref=IvanComparetto
KIT INSTALLAZIONE: https://shop.weatherflow.com/collections/frontpage/products/simple-installation-kit?ref=IvanComparetto
VENTO: https://shop.weatherflow.com/collections/frontpage/products/windmeter?ref=IvanComparetto
METEOmetro: https://shop.weatherflow.com/collections/frontpage/products/weathermeter?ref=IvanComparetto
METEOmetro per agricoltura: https://shop.weatherflow.com/collections/frontpage/products/weathermeter-for-agriculture?ref=IvanComparetto
METEOmetro di precisione: https://shop.weatherflow.com/collections/all/products/weathermeter-precision-shooting?ref=IvanComparetto

Le principali caratteristiche che rendono innovativa la stazione Tempest sono il sensore pluviometrico con tecnologia aptica e l’anemometro a ultrasuoni. Queste due nuove tecnologie permettono di eliminare l’uso di parti meccaniche, riducendo la necessità di effettuare manutenzione sulla stazione, a differenza, ad esempio di un pluviometro a bascula che richiede una manutenzione e calibrazione periodica. Inoltre nel gruppo sensore esterno è presente un sensore fulmini che permette di rilevare i fulmini fino a 40 km di distanza. 

Altra caratteristica che rende molto innovativa la stazione Tempest è la possibilità di poterla collegare a numerosi servizi di terze parti molto popolari, come Weather Underground, servizi IFTTT, Google Home e Amazon Alexa, grazie anche ad una API molto flessibile che permette di creare facilmente numerose integrazioni con la tecnologia per la casa intelligente ma sono possibili anche integrazioni più complesse con il ricco set di strumenti per sviluppatori. 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/iftt.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/creston_1625816197_275311.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/piconsole.png[/img] 

A tal proposito, vi comunico che ho di recente stipulato un accordo di collaborazione con l’azienda, grazie al quale potrò far ottenere agli eventuali acquirenti uno sconto del 10% valido per l’acquisto di ogni prodotto presente in catalogo. Per poter usufruire della promozione sarà necessario inserire un codice sconto, nella pagina di riepilogo dell’ordine, alla voce “Coupon”. Il codice sconto verrà inviato solo ai reali interessati, tramite e-mail, prima dell’acquisto.
Per ogni acquisto effettuato utilizzando il codice sconto, mi verrà accreditata una piccola percentuale dell’importo, senza alcun sovraprezzo sul vostro ordine. 

Da precisare che [b][u]AL MOMENTO LA STAZIONE TEMPEST NON È ACQUISTABILE IN EUROPA[/u][/b]. Per essere informati nel momento in cui la stazione sarà acquistabile anche in Europa, compilate il form al seguente link: https://weatherflow.com/shopify-keep-me-posted/

Grazie alla affiliazione, IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, l’azienda mi ha permesso di acquistare un campione della stazione TEMPEST prima della data di rilascio effettiva in Europa. Scopo di tale operazione è di acquisire un’adeguata conoscenza del prodotto, grazie alla quale poter fornire completa ed opportuna assistenza a tutti gli interessati.

Ringrazio a tal proposito un mio amico, @snow del forum meteonetwork, il quale ha provveduto a finanziare l’operazione, permettendomi così di testare la stazione per alcuni mesi e di confrontarla con le stazioni che già possiedo (WS-80, WH-40 e WH32-EP in Barani Pro). Successivamente la terrà lui e continuerà a testarla e confrontarla con la sua stazione, Davis VP2. 
Successivamente la stazione passerà a lui, che continuerà ad effettuare i confronti utilizzando strumentazione in suo possesso presso l’università per cui lavora ed anche la sua stazione personale, una Davis Vantage Pro 2.

La stazione dovrebbe arrivare la prossima settimana, salvo ritardi!!

Buona giornata


-----------------------------------
Ivan13
Sab 10 Lug, 2021 13:50

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Allego anche un file in cui sono inserite tutte le applicazioni di 3° parti che possono funzionare con la stazione tempest. Se cliccate sul link del titolo del file, vi porta alla pagina del forum Weatherflow da cui ho preso spunto, mentre se cliccate sui link dei sottotitoli aprirete la pagina diretta dell'applicazione/ sistema usato!


-----------------------------------
andrea75
Dom 11 Lug, 2021 08:35

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ottimo Ivan, grazie. ;)


-----------------------------------
Ivan13
Lun 12 Lug, 2021 21:39

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Allego un altro file in cui ho messo le principali domande poste dagli acquirenti alla WeatherFlow con annesse risposte!! Alcune danno delle info molto importanti riguardo la stazione Tempest.


-----------------------------------
Ivan13
Mar 13 Lug, 2021 14:26

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ottime notizie in arrivo. Stazione comprata il 7-7-2021 consegnata pochi minuti fa! Consegnata in 5 giorni lavorativi esatti. Spedizione iper express. 

Tra poco la vado a prendere e domani conto di montarla.


-----------------------------------
Ivan13
Mar 13 Lug, 2021 22:43

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Qualche ora fa ho ritirato la stazione come promesso.

Aprendo il pacco della stazione ho trovato ciò:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a8190e30_6780_4a5a_aa03_bb60b799cf7c.jpeg[/img]

Questo il tutto:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d27f8759_6ceb_4d20_90ee_3295631edff0.jpeg[/img] 

Subito dopo l’apertura del pacco, ho cominciato con l’accensione della stazione e con l’accensione dell’hub. All’hub ho collegato un alimentatore per cellulari di eguale potenza (5v e 1A).
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/18a12445_a3f9_4116_b7d8_6a53832571e0.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/edcec010_ada9_4b9d_8951_a5bb0b58fdce.jpeg[/img] 

Fatto ciò ho scaricato l’app Tempest dall’app store (cellulare apple), ho effettuato la registrazione e ho aggiunto sia l’hub che la stazione seguendo la procedura che spunta passo passo nella app. Dopo la configurazione sull’hub spunta la spia fissa verde.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5ac33bea_3f4d_43c3_84e8_5357f4492cf3.jpeg[/img] 

Dopo la configurazione si vedranno i dati live sulla app:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/475ccde3_d331_49e8_a6ea_df1b7cd23867_4_5005_c.jpeg[/img] 

Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto dei materiali dei vari componenti, specie quelli del sensore esterno, soddisfatto anche della app TEMPEST che permette di vedere le previsioni del tempo della località in cui è installata la stazione, della sezioni in cui si possono vedere i dati della giornata, settimana, mese, anno, e tutto il tempo (tutto il tempo indica tutti i dati rilevati, ciò può essere utile ad esempio per vedere il massimo o minimo dato di un determinato parametro registrato dall’installazione della stazione). Poi vi è la sezione settings in cui si effettuano le varie impostazioni, si aggiungono i dispositivi, le integrazioni smart home, le scorciatoie di siri, le unità dei parametri rilevati, le allerte e altre impostazioni.

Sia da app che da sito web si possono anche vedere i grafici dei dati rilevati.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fae28482_4170_49e3_9c8a_1cd58f555767.jpeg[/img] 

Medesime funzioni si hanno sulla pagina online della stazione: Tempest ad eccezione della possibilità di aggiungere/rimuovere dispositivi o stazioni, configurare il WiFi, ecc., utilizza l'app mobile Tempest per connetterti direttamente al tuo dispositivo WeatherFlow.

Inoltre ho anche collegato la stazione a IFTTT ma per ciò farò un post in seguito, per oggi già ciò basta.

L’installazione del sensore esterno avverrà domani, quindi tenetevi sintonizzati!!


-----------------------------------
Ivan13
Mer 14 Lug, 2021 13:35

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno comunicandovi che ho da pochi minuti finito l'installazione della stazione Tempest nella postazione ad Alia- chianchitelle.

La stazione ho deciso di installarla ad una altezza al di sopra del suolo di 180cm, seguendo le Norme OMM di installazione riguardo al Campo aperto. 

[b]Termo-igrometro	Tra 1.70 m e 2.00 m:[/b] Il termo-igrometro deve essere inserito in uno schermo solare omologato (schermo Davis o superiore) ad una altezza da terra compresa tra 1.70 m e 2.00 m su superficie erbosa e distante almeno 10 metri da edifici od ostacoli vicini.

[b]Pluviometro	Almeno >0.50 m[/b]:	Deve essere posizionato in campo aperto lontano almeno 10 metri dagli ostacoli, e comunque ad una distanza tale che eventuali ostacoli verticali (alberi, edifici) non possano impedire il corretto rilevamento dei dati in caso di precipitazioni trasversali.

[b]Anemometro: Tra 2.50 m e 10.00 m[/b]: Posizionato in campo aperto e lontano da ostacoli verticali che possano impedire una corretta rilevazione delle raffiche e turbolenze.

[b]Radiazione solare e UV[/b]: Posizionato alla sommità del palo con una buona visuale.

Ho scelto questa altezza per avere un dato della temperatura che rispetti le norme, quindi tra 1,70m e 2,0m di altezza ma anche il pluviometro si trova ad una altezza adeguata. Ho dovuto però non considerare l'altezza che viene indicata per il sensore anemometro ma non ho avuto scelta.
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ae100c18_98c2_41ae_a16d_d18e523317a3.jpeg[/img] 

Il confronto della stazione verrà effettuato confrontando il dato della temperatura con il barani pro che ospita il sensore WH32-Ep con sonda in plastica, posizionata all'interno dello schermo tra la 3° e 4° elicoide. La 4 elicoide del barani, come si vede in foto, risulta alla stessa altezza rispetto allo schermino della stazione tempest.
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/16f6da6f_8f89_4f77_9cbb_f6c2b097828f.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0afdf95b_2c6d_4d89_8100_d2baba9139c7.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/2395eee3_3204_4cc8_82cb_4f50cd63a93f.jpeg[/img] 

Accanto al sensore della tempest, ho messo l'anemometro WS80, con direzione verso OVEST e per questo ho dovuto applicare un offset di -90° alla medesima altezza.
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0e8d52b1_39fa_429d_86aa_d12701e47167.png[/img] 

Stazione Tempest posizionata in bolla:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/82a9e1e5_d17f_4b69_9399_97cfe6d8e634.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b46af561_dca9_42c3_8e62_8296920bae43.jpeg[/img] 

Inoltre il pluviometro della tempest verrà confrontato con il pluviometro wh40 della ecowitt che ho pulito poco fa:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9302166e_40df_4075_8d6d_a7b751cb4957.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/7183cde1_4e6a_4c95_85aa_fb818e436910.jpeg[/img] 

Non so perchè, ma al momento non mi legge la radiazione, i raggi Uv si ma la radiazione no. Fra poco chiedo alla weatherflow, credo forse ci sarà qualcosa di disattivato che io non trovo.

Il link della stazione ecowitt è questo: https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=F0RQU0
mentre della weatherflow questo: https://tempestwx.com/station/54334/

Qua aggiungo una registrazione dello schermo del mio cell con i dati di poco fa della stazione, da notare come variano ogni 3 sec. i dati del vento!! https://drive.google.com/drive/folders/1CgsTceCD61zDLZHMcjOBcYR_zS32K4Jg


-----------------------------------
Gab78
Mer 14 Lug, 2021 13:39

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Complimenti!  :ok:


-----------------------------------
Ivan13
Mer 14 Lug, 2021 23:16

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno la discussione comunicando che la stazione Tempest che sto utilizzando ha un problema con il sensore di radiazione solare e per questo motivo la WeatherFlow provvederà a sostituirlo immediatamente con un'altro sensore.

Inoltre verrà anche inviato l'alimentatore corretto versione europea, quello che hanno inviato versione americana è stato inviato per errore.

Fino a quando non arriverà il nuovo sensore userò quello che ho, al momento risulta offline a causa di un reset da remoto che ha fatto scollegare la stazione, domani lo sistemo!!

Edit: Stazione nuovamente online con stesso link che avevo inviato ieri! Sensore di radiazione non funzionante, quindi la temperatura presumo sia misurata senza alcuna correzione.


-----------------------------------
Ivan13
Ven 16 Lug, 2021 23:36

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno la discussione inviando i primissimi grafici del confronto tra la stazione Tempest e la stazione Ecowitt.

Bisogna precisare che i dati della temperatura rilevati della Tempest non sono quelli che sarebbero stati rilevati se il sensore di radiazione fosse funzionante, quindi possiamo considerare i grafici della temperatura in modo molto superficiale, o quantomeno considerarli come la temperatura reale letta dal sensore nello schermo senza la compensazione della temperatura rispetto al vento e alla radiazione.

Ecco a voi:

- [b]TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST E RADIAZIONE SOLARE:[/b]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cdd10663_7842_4a33_9144_8b061477fb2f.png[/img] 

- [b]SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:[/b]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4a37a6c9_a482_4af5_9b16_ef9aae2ed412.png[/img] 

- [b]UMIDITÀ DEL BARANI PRO E DELLA TEMPEST:[/b]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1a65b1e8_629b_4688_8dc6_1568823a0805.png[/img] 

-[b]VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST: [/b]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bca5ea6c_9cff_4f32_bc71_77a2829a28ca.png[/img] 

- [b]RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:[/b]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/74fb6e49_0dea_4816_956e_27d1e2565371.png[/img] 

DATI DI RIEPILOGO CON MASSIME, MINIME E MEDIE:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 28,6
- TEMP. MAX. TEMPEST: 29,2
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 16,6
- TEMP. MIN. TEMPEST: 16,7
- TEMP. MED. BARANI PRO: 21,60
- TEMP. MED. TEMPEST: 21,91
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 62,98
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 62,70
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 877,1
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: /
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 270,545
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: /
- VENTO MED. ECOWITT: 4,44
- VENTO MED. TEMPEST: 6,22
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 27
- RAFFICA MAX TEMPEST: 25


-----------------------------------
Ivan13
Sab 17 Lug, 2021 23:14

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Per il momento non invio più i grafici, oggi evento piovoso di circa 1,6mm per la ecowitt ma la tempest non ha segnato nulla, presumo vi sia un problema ben più serio non isolato solo al sensore della radiazione solare ma anche al sensore tattile che rileva la pioggia, quindi meglio evitare di inviare grafici che magari potranno risultare errati rispetto alle capacità della stazione

Rimaniamo in attesa del nuovo sensore che già da ieri è in transito dalla Germania, quindi credo che per martedì-mercoledì dovrebbe essere consegnato.
Buona serata!


-----------------------------------
andrea75
Mar 20 Lug, 2021 11:26

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Se non sbaglio anche un nostro utente che possiede la stessa stazione aveva un problema con il sensore della pioggia.
Nel suo caso la pioggia era fortemente sovrastimata (di circa il doppio), problema che sembrava abbastanza diffuso e causato dai micro movimenti del sensore ad ultrasuoni.
Ci dovrebbe essere un topic proprio in questa stanza nel.quale se ne parlava.


-----------------------------------
Ivan13
Mar 20 Lug, 2021 11:40

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="561351"]Se non sbaglio anche un nostro utente che possiede la stessa stazione aveva un problema con il sensore della pioggia.
Nel suo caso la pioggia era fortemente sovrastimata (di circa il doppio), problema che sembrava abbastanza diffuso e causato dai micro movimenti del sensore ad ultrasuoni.
Ci dovrebbe essere un topic proprio in questa stanza nel.quale se ne parlava.[/quote]

Può darsi, rispetto ciò che ho letto, quei problemi si avevano maggiormente con la prima versione della stazione, quella formata dai due sensori Sky e Air, che segnavano delle piogge fantasma quando vi erano delle vibrazioni. Lui quale versione aveva, la vecchia o la nuova? 

Con la nuova versione Tempest la situazione DOVREBBE essere migliorata, sono stati apportati vari miglioramenti a partire proprio dal sensore aptico, non resta che aspettare le prossime piogge!


-----------------------------------
Ivan13
Mar 20 Lug, 2021 16:39

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno comunicandovi che due orette fa hanno consegnato la stazione meteo sostituiva, l’ho immediatamente installata ed ora è in funzione, adesso funziona anche il sensore di radiazione vento. 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4a5fad7f_c3ae_44c5_bae8_ef111f5dde5e.png[/img] 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0f01b036_a22a_4d01_ac87_a4f35c448282.png[/img] 

Hanno anche inviato l’alimentatore corretto, versione Europa, quindi quello della scorsa volta era stato inviato erroneamente:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6b62f2a2_977b_49db_9005_4942920691b8.jpeg[/img] 

P.s. scusate la foto un po’ scarsina ma ero di fretta e ho fatto tutto in maniera veloce. 

È anche arrivato il meteometro di cui vi parlerò a breve! 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d731bdf4_4c05_4887_ae00_0c309fe83c09.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 21 Lug, 2021 14:21

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Allego delle foto riguardo il METEOMETRO inviatomi dalla weatherflow assieme alla Tempest.
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ab77c18c_8e9b_4737_843d_6b2fe406aab7.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6fb3bbfc_5c2b_4dfa_b354_53a5172b87f1_1_201_a.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/96584567_c2b8_45f2_826a_f66d30d2d487.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b8edb43c_215c_4b38_b451_59be43d6b650.jpeg[/img] 

Come potete vedere il sensore viene venduto con un attacco per poterlo fissare all'uscita per gli auricolari di un cellulare (esso non serve per il funzionamento ma solo per supporto, la connessione avviene via bluetooth) e vi è anche un supporto con un gancio che permette probabilmente per fissarlo da qualche parte:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/db576945_6191_49c4_8fa0_2ffabc185ccc_1_201_a.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6b73365f_c354_4dda_81bb_a5bfb981183c.jpeg[/img] 

Usando un cellulare android il sensore si può attaccare direttamente all'uscita per gli auricolari, mentre per i cellulari iphone bisogna un adattatore (a meno che il cellulare ha l'uscita per gli auricolari).
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4eb334a0_4157_41f1_af6c_5bc31e52c57b.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0ca4d569_ad0a_44fb_921e_88fe254fba75_1_201_a.jpeg[/img] 

Questa invece è l'app per il cell, dove possono essere settare le unità di misura e vedere i dati live rilevati dal meteometro
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/48d4a4c4_8f93_49d9_8b78_fd04930eaa77.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/110dc99a_be83_4b62_8593_0b4a02835905.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/eae8223d_931e_46a1_93ee_d72960713b9e.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/low_e_high_range.jpeg[/img] 

I meteometri possono essere già acquistati dall'America (la stazione tempest no), l'unica pecca sono i costi di spedizione che sono altini e il pagamento dei dazi per la spedizione, che si arrecano sul 20% del valore del prodotto, quindi se qualcuno è realmente interessato può acquistare i prodotti usufruendo dello sconto del 10% che invio a chi interessato!!


-----------------------------------
Ivan13
Mer 21 Lug, 2021 14:23

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Poco fa ho cambiato l'esposizione dei vari sensori, prima tra tutte la stazione ecowitt WS80. Ho deciso di spostarle in modo tale che esse adesso siano tutte con medesime esposizione, evitando problemi di diversa esposizione degli schermi. Ho aggiunto un palo orizzontale così da poter fissare il BARANI PRO in mezzo ai due sensori

Come si vede dalle foto aggiunto anche un pluviometro manuale TFA messo al fianco dell'ecowitt, così da verificare ed essere certi delle letture dei pluviometri.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4ba9365c_8f20_4d8d_977b_2810a1767e0f_1_201_a.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/7686251a_7ec7_4a0a_8351_472cd5ee7116.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e9ace291_ca00_4ce0_ab6d_a166e6f5a4e6.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9a612185_59f0_4cd5_8679_4607608259c9.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 21 Lug, 2021 23:27

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Allego i grafici di oggi:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4d490093_bf1c_432e_b380_bbc9ed55059f.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (non considerate il picco dovuto allo spostamento del barani, picco avvenuto poco prima delle 12:00):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4b93cbfc_edc1_4a39_9456_ccb18e35598f.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0896cde7_d95f_4eb7_927e_41528fa6b7b4.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bdea9357_5a47_4c4c_aacc_68f41582bc2d.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f7415132_da98_4a94_a8df_e9a8ac0705db.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/344e797f_f433_450b_9d48_1a49a0e0c18e.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 27,7
- TEMP. MAX. TEMPEST: 27,5
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 17,7
- TEMP. MIN. TEMPEST: 17,8
- TEMP. MED. BARANI PRO: 22,29
- TEMP. MED. TEMPEST: 22,37
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 70,68
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 70,58
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 860
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 1055
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 246
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 346,68
- VENTO MED. ECOWITT: 19,71
- VENTO MED. TEMPEST: 14,85
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 46,4
- RAFFICA MAX TEMPEST: 37,1


-----------------------------------
Ivan13
Gio 22 Lug, 2021 23:16

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, direi non male!!

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8609ac5f_feb5_42e6_9ff6_b0d907246f33.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a84a0bf7_7af0_419c_961a_cf1bf5d00dd8.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/c0fb5935_b201_4895_9a9d_5b16e9b43dde.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/c5509060_6768_44fa_add0_f1f303524637.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/c9a926d1_be7d_40d3_9cf1_016ffa1a11b5.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/90ed3f91_a4bb_4df7_b5c1_5c53b70abc0e.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 29,7
- TEMP. MAX. TEMPEST: 29,5
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 18,4
- TEMP. MIN. TEMPEST: 18,5
- TEMP. MED. BARANI PRO: 24,16
- TEMP. MED. TEMPEST: 24,12
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 48,67
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 49,31
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 850,2
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 1034
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 291,47
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 362,15
- VENTO MED. ECOWITT: 6,82
- VENTO MED. TEMPEST: 8,31
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 39,2
- RAFFICA MAX TEMPEST: 32,3


-----------------------------------
Ivan13
Ven 23 Lug, 2021 23:09

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, direi non male!!

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/236c46b4_6831_4058_bc0f_c5382e451ad4.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f6363cbb_15b7_49e4_b5a6_df1f07003264.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6255607c_1b47_4195_baf4_a1b726325c42.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e05e8835_3de1_45ff_aeee_f2cb425d9720.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/83896d67_1be2_466d_972c_a935d11b6a4c.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bae3c66a_05d9_41d8_ac3e_f53319038625.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 31
- TEMP. MAX. TEMPEST: 30,7
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 19,4
- TEMP. MIN. TEMPEST: 19,6
- TEMP. MED. BARANI PRO: 25,41
- TEMP. MED. TEMPEST: 24,99
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 43,62
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 44,89
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 838,0
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 1037
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 293,50
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 350,88
- VENTO MED. ECOWITT: 4,61
- VENTO MED. TEMPEST: 5,72
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 30,2
- RAFFICA MAX TEMPEST: 26


-----------------------------------
Ivan13
Sab 24 Lug, 2021 22:54

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST (grandi mancanze nella notte/mattina del sensore t&h WH32-EP, credo di aver risolto provvisoriamente spostando il gateway mettendolo sul tetto, ma indagherò meglio sul perchè delle mancanze!):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0bac824d_fac4_45f8_bf17_fce93a752a8c.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9ee9efce_9a01_4f01_ad09_564ab228712e.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/57ec0df2_3285_4810_9cff_9a96fed6d880.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/73039736_d9f4_4bfa_a5db_cb3e70f8c931.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ff1c3814_012a_49d3_b316_53f8bf143297.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/46111ca1_d7d8_4c0a_979d_41ab87084703.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 32,8
- TEMP. MAX. TEMPEST: 32,4
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 18,6
- TEMP. MIN. TEMPEST: 18,8
- TEMP. MED. BARANI PRO: 26,20
- TEMP. MED. TEMPEST: 25,61
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 36,23
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 37,32
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 842,9
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 1020
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 289,46
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 357,77
- VENTO MED. ECOWITT: 4,54
- VENTO MED. TEMPEST: 6,02
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 31
- RAFFICA MAX TEMPEST: 26,1


-----------------------------------
Ivan13
Dom 25 Lug, 2021 23:14

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3a57f5f7_644a_4a63_a385_ce0a5e77a6b2.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/7d90c956_6ff3_4372_9743_d41f5f7bfbf5.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fbcaa757_2012_46b1_94ce_35d09fc5e064.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ebfba9cd_883a_43ef_b468_26b8a27aa3c9.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/26ad5d2c_2d7b_45d2_bcf9_a35b8abfc058.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fb82f758_0cf0_41a2_89c1_44316745b166.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 35,3
- TEMP. MAX. TEMPEST: 34,8
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 21,6
- TEMP. MIN. TEMPEST: 21,7
- TEMP. MED. BARANI PRO: 28,09
- TEMP. MED. TEMPEST: 28
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 30,87
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 31,47
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 785,4
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 973
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 269,13
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 331,96
- VENTO MED. ECOWITT: 4,99
- VENTO MED. TEMPEST: 6,64
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 27
- RAFFICA MAX TEMPEST: 22,1


-----------------------------------
Ivan13
Lun 26 Lug, 2021 23:08

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f222c7a8_efae_41d2_a83e_bc507076dd74.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ed136bd1_e984_4502_a3e3_406ad8f59ab6.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bcfe8802_5e1b_442c_8a37_ee511309eee2.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/61ee28c2_aff8_44cf_8ca7_ad531abc20b2.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/203116c7_accb_4456_b76d_8f511ea77182.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fef0abbe_54d0_4c51_8444_1cf257577b04.png[/img] 


RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 35
- TEMP. MAX. TEMPEST: 34,7
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 23,7
- TEMP. MIN. TEMPEST: 23,9
- TEMP. MED. BARANI PRO: 28,66
- TEMP. MED. TEMPEST: 28,59
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 25,15
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 25,68
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 778,1
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 973
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 271,33
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 334,87
- VENTO MED. ECOWITT: 6,60
- VENTO MED. TEMPEST: 8,15
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 34,6
- RAFFICA MAX TEMPEST: 25,1


-----------------------------------
Ivan13
Mar 27 Lug, 2021 23:39

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/741e9c02_aee6_4bfe_81d9_59b5a8b7fe0a.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9c110b18_f0ec_4585_9ebc_4167d1e99067.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6e105479_3518_4723_bc96_27c8bca516dd.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/80fcda19_8b12_4d9d_b2dd_47b1a2db9175.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/80035dbb_927a_408f_8d20_7e2357790791.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cb071800_8720_466b_986a_910f25b074eb.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 35,8
- TEMP. MAX. TEMPEST: 35,3
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 22,6
- TEMP. MIN. TEMPEST: 22,8
- TEMP. MED. BARANI PRO: 27,91
- TEMP. MED. TEMPEST: 27,96
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 33,81
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 33,80
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 792,7
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 982
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 263,18
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 334,32
- VENTO MED. ECOWITT: 3,58
- VENTO MED. TEMPEST: 4,99
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 21,6
- RAFFICA MAX TEMPEST: 18,3


-----------------------------------
Ivan13
Mer 28 Lug, 2021 23:17

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST: oggi mancanze di dati a causa di problemi con IFTTT, se vedete nel sito web della tempest non vi sono mancanze di dati, risolveremo questi problemi con i dati quando meteotemplate sarà completato
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/aacb5187_b1ea_4748_84ee_cb2c192ac7d0.png[/img] 


- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cf6c9ec5_5685_4775_afdf_4a1c71ea204d.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4428c839_50bc_4c3c_bd30_811d77211dcb.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/41d78f0a_52d6_41e9_a0d8_f70f897cd948.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3457d4d7_a95c_474a_b759_9141ba18bde0.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0b9f9cdf_07e9_49b1_bcc8_4626f559170d.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 37,2
- TEMP. MAX. TEMPEST: 36,7
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 23,9
- TEMP. MIN. TEMPEST: 24,1
- TEMP. MED. BARANI PRO: 29,63
- TEMP. MED. TEMPEST: 30,02
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 31,12
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 29,93
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 807,4
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 981
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 278,88
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 411,08
- VENTO MED. ECOWITT: 3,04
- VENTO MED. TEMPEST: 4,83
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 28,8
- RAFFICA MAX TEMPEST: 20,4

A proposito di IFTTT, io ho collegato la stazione a IFTTT per poter creare degli automatismi, come ad esempio quello che permette di trascrivere i dati ogni 1 minuto su un foglio google fino a un massimo di 2000 righe per foglio, che verrà sostituito da un foglio nuovo quando si superano le 2000 righe. Inoltre c'è la possibilità di creare un foglio google con tutti i dati sui fulmini, ecc..

Allego degli screen:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/88610d02_ea16_4ada_a826_229c610ce0e9_1_201_a.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bff24681_169f_44e2_8ab6_8caf96155dc4.jpeg[/img] 

Screen del foglio con i dati ogni 1 minuto
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/87f4ed35_8e02_41f0_b8f1_dea2cf1c6620_1_201_a.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Gio 29 Lug, 2021 14:07

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[b][color=#ff8866][color=red]ALLEGO UN RIEPILOGO TUTTI I DOCUMENTI CREATI PER I PRODOTTI WEATHERFLOW:[/color][/color][/b]

RIEPILOGO TUTTI I DOCUMENTI CREATI PER I PRODOTTI WEATHERFLOW:
MANUALE COMPLETO - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/a3YuTM6kvlUW.pdf
MANUALE BREVE - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/ZZSEmitEDzPu.pdf
MANUALE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - TEMPEST: https://creatives.goaffpro.com/100587/files/gDfGWhRIPkXC.pdf
DETTAGLI PARAMETRI RILEVATI - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/zjkqnkvVUq8d.pdf
FAQ - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/rev2gZKkhcYU.pdf
APPLICAZIONI TERZE PARTI - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/7hGtCIQvkvp2.pdf
API e CALCOLO PARAMETRI (capitolo 9) - TEMPEST (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/ULaF_xvLyqvy.pdf
CATALOGO PRODOTTI WEATHERFLOW (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/sNpqxv4Sg5XU.pdf
MANUALE COMPLETO - METEOMETRO (ITA): https://creatives.goaffpro.com/100587/files/y-a4bNe7E26g.pdf


-----------------------------------
Ivan13
Ven 30 Lug, 2021 22:55

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST: 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/abbe2b4b_6116_45ee_b33d_581206369341.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b958cd9e_40d0_4e2c_bd63_ec6b8d2300be.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6b4e9135_1689_4202_ac3a_4dae941006fd.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d23996e6_6535_435a_bd86_86b91202bf78.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9a7fb981_d2a2_4fe9_be0a_0fb79c0b1164.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f85180ec_af2c_4baf_a0e7_3c0f961d3a7b.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
- TEMP. MAX. BARANI PRO: 36,8
- TEMP. MAX. TEMPEST: 36,3
- TEMP. MIN. BARANI PRO: 23,5
- TEMP. MIN. TEMPEST: 23,8
- TEMP. MED. BARANI PRO: 30,11
- TEMP. MED. TEMPEST: 29,78
- UMIDITÀ MED. BARANI PRO: 27,98
- UMIDITÀ MED. TEMPEST: 29,06
- RADIAZIONE MAX. ECOWITT: 802,5
- RADIAZIONE MAX. TEMPEST: 936
- RADIAZIONE MED. ECOWITT: 283,91
- RADIAZIONE MED. TEMPEST: 294,51
- VENTO MED. ECOWITT: 4,31
- VENTO MED. TEMPEST: 4,93
- RAFFICA MAX. ECOWITT: 28,8
- RAFFICA MAX TEMPEST: 21,6


-----------------------------------
Ivan13
Lun 02 Ago, 2021 23:02

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 31-7-2021, scusate ma sono riuscito a farli solo adesso:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/87e962cd_c02d_4f39_a996_0b0b6002f50c.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/20d2a0e3_6615_4653_a5f6_956b3c1bedcf.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dd1649a0_2ff2_4fd9_8f76_416aef3a5312.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/72997e76_7170_4e56_882d_c791f45c22d6.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6a5020de_9f95_415d_8b78_c19fc3a43861.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9ca96b0d_e48d_474c_b39d_4bcb0b229627.png[/img] 

Grafici del 1-8-2021, scusate ma sono riuscito a farli solo adesso:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f90ac2a4_beb7_4fcb_9a60_e3844fc1b7a9.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/945ba1a2_61ff_44f2_95b0_76cedd2cfa37.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6f69ff68_a6ac_4fd2_bcab_267192fca8f4.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/02cc9d00_759c_489f_a585_26ec51a9020e.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0624305e_e79a_41b2_b7c0_5d4a5405bbb7.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/baff675d_5941_489e_bf31_badd2877f9e8.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d4b92f1b_9eba_434a_a278_e7ec75ff5bf6.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 04 Ago, 2021 00:01

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 2-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/912f986e_a23b_4a52_87f8_d5c253e0c428.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d40925b0_f8ae_485f_902d_32fcac33c582.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f58efdfb_4110_478c_92a3_5e2b80c2926b.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4b006ba9_35e4_4752_9658_d531423df0c3.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/06af0e9d_ba3a_4a2f_a6a0_19d87cc22f49.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e5025fbe_7618_4acf_9e03_fc59c3652d78.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/45d3d866_afd3_4b61_81cf_c4c7f6e9f703.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 04 Ago, 2021 23:32

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 3-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4203e37b_1a79_4191_a268_4d725a71f4a6.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3a1c81b2_6dc2_4d8e_8be7_e292e9a44e4c.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b66c1b5c_c79c_4461_91cc_98d759a2de58.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/67606f6f_7e65_4666_b9ce_18c9522262bb.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/af3e618b_d13f_4d1d_9e8b_30d0c28f3988.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/74cd4780_578a_4e08_a526_39f1e2ac18bc.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1bc3382f_80e5_451e_baad_d0a2dbb4f36e.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Gio 05 Ago, 2021 23:23

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 4-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/90d70d34_4c25_4dcf_9036_05f6bfa79163.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/2a3d0c4f_bdfc_422a_944a_1fba16d26d4b.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9bfd380f_8d98_47fa_9ae0_d99ce2c3aa1a.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bec496b9_0680_4aff_ae5a_3245c33fb11f.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5eb802c6_ff3d_451f_9ff2_2319fd429b15.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dc23eb74_e6fb_4ad6_b262_5141a501155e.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/17160254_f89b_40bc_9dfd_1dd51a77484a.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Sab 07 Ago, 2021 23:44

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Direi che per il momento i grafici pubblicati vanno bene, sono pressoché uguali tra loro, allegherò non appena pioverà (spero presto) i grafici della pioggia in confronto al pluviometro ecowitt.
Direi ottime prestazioni rapportate al prezzo della stazione!!

Inoltre se noterò qualche giornata interessante (nuvoloso ad esempio) pubblicherò i grafici.


-----------------------------------
Gab78
Dom 08 Ago, 2021 11:05

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ottimo Ivan!  :ok:


-----------------------------------
Ivan13
Dom 08 Ago, 2021 23:57

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Trovato una semplice registrazione dello schermo realizzata dalla WEATHERFLOW, in cui viene effettuata la configurazione dell'hub TEMPEST. Molto semplice come si vede nel video:

https://youtu.be/Rvb5hUJ9k80


-----------------------------------
Ivan13
Mar 10 Ago, 2021 00:00

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 9-8-2021 (li pubblico poichè oggi le temperature sono state abbastanza alte, quasi 40°C di massima, quindi credo ne valga la pena):

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f2f4f45b_92da_44c6_be3c_bd028c6feece.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d239b50c_8114_45ee_9ae8_3fd3f48bfc58.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/300d9c34_6897_4d30_9ba0_8ea8f9ab27be.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5be02e9c_cbd6_4e7f_b27b_0b624f4a8f81.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/206b4123_bbba_437f_88fb_da3e61424635.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b9c90acd_bfbc_424e_883c_85adf17a547e.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/14585ab0_1243_43d1_9c9c_deb0302fa6dc.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mar 10 Ago, 2021 23:43

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Estremi di oggi: giornata infuocata  :muhehe: oggi da me, domani ancora caldo. Ottime prestazioni direi!!
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/84e09848_d022_4deb_8716_c8c2d12fc6ff_4_5005_c.jpeg[/img]


-----------------------------------
Gab78
Mer 11 Ago, 2021 11:06

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Condizioni ideali per testare, direi!  :muhehe:  :ok:


-----------------------------------
Ivan13
Gio 12 Ago, 2021 10:20

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 11-8-2021, giornata molto interessante poichè dal pomeriggio la radiazione è diminuita consistentemente e ciò si nota molto bene nei grafici dalle 13-14 circa in poi (la mancanza dei dati della tempest è stato a causa di un problema di internet):

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST (prestazioni simili con l'abbassamento della radiazione):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/76bde1b8_ece7_478f_8a51_406d5cd94a41.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamento come si vede del grafico che si riduce non appena la radiazione diminuisce):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/191920ea_0e14_4ffc_98aa_dcb5da94dc04.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST (strano il picco della ws80):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d9b13abd_7144_4c89_bf6f_1b1427228f52.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ab9c5190_70e7_4256_a8f9_5904defdb92e.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/59dab55c_b67c_46b7_a930_8425b7ef659b.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITA' TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/80fd37eb_7ad4_468e_a0bb_75df4e448464.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5d275d1e_2f30_48d1_8609_82593739902c.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 16 Ago, 2021 23:45

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici del 16-8-2021, giornata nuovamente abbastanza calda:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST (molto allineati fino alle 8:00 del mattino e nuovamente dalle 15:00 in poi):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/181eba1c_4b8c_4841_8025_1cc0f232e305.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamento più basso rispetto ai grafici scorsi):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b7d70f18_4516_4d30_b8c9_62d66d8f8c18.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/13fee409_6fbc_401e_812e_c1b342b7ae07.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/240a7c3f_eb89_4b14_b868_82ec1ef51013.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ff9d32a5_6511_4fa7_ac7a_eb17b2f511eb.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/50e37021_b136_4fa3_99d4_7e39fa195f06.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8a96a6d2_61d4_44f9_a3e8_a0b0d251a6f8.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 18 Ago, 2021 23:32

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ciao a tutti. Aggiorno comunicando la possibilità di collegare la stazione Tempest alla dashboard WeatherWizz. Esso in un'unica schermata permette di vedere la maggior parte dei valori rilevati dalla stazione (non tutti) ma credo che man mano che verranno implementati, forse per vederli occorre una piccola donazione mensile per supportare il sito.

Potrebbe essere una valida alternativa per visualizzare i dati su un tablet (è nato per questo scopo).Per connettere la stazione basta premere sul pulsante "connect weather station", premere su "setup tempest", premere sul pulsante "connect weather station" e a questo punto verrai reindirizzato al sito della stazione tempest, basta entrare nel sito e la postazione è tutto 'interfaccia.

È stata creata una dashboard fatta su misura per la stazione Tempest. In essa possono essere visualizzati tutti i valori rilevati / calcolati dalla stazione. Per poter usufruire di questa dashboard bisogna sostenere su patreon WeatherWizz, con un pagamento mensile di 3,50€+IVA, altrimenti si può anche usare una dashboard "classica" che però non permette di visualizzare determinati valori.

Aggiunta anche nella dashboard il voltaggio della stazione, cosicché si può avere un quadro dettagliato della stazione.

Se avete suggerimenti o idee da dare fate pure, resto a disposizione, rispondo anche a MP se volete!!

Ecco il link del sito: https://www.weatherwizz.com/ e questo è il link dove trovate collegata la mia stazione: https://www.weatherwizz.com/tem0001/?station=XIEVUHQWIV

Questa la dashboard "aggiornata":
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dashboard.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 18 Ago, 2021 23:35

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 18-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST (abbastanza allineati oggi):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3b1c8c38_8c99_47f2_862c_2f8eb06127d5.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, massimo -0,6°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fa957413_ca2c_458d_802e_5f95d07bb048.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9da9b2cd_5a3a_41c6_8c43_4e5ee0fd760e.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6445ab38_62e3_4a6f_a1e1_cba7701f37fb.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cf96b72c_0f5a_44c8_b9ad_f72964847cd5.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/54fae4f6_a8f2_4f20_8040_e2447e10eedd.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/175ac464_5257_4f99_b2e3_c227a4dd5082.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Gio 19 Ago, 2021 23:09

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 19-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST (entrambi hanno rilevato il repentino innalzamento della temperatura alle 6:40, si vede inoltre che il barani è sempre un pò più su della tempest, dalle 16:00 in poi maggiormente allineati):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8dc0a271_6ef7_4e93_ad89_3dcdca6a73fd.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, massimo -0,6°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fe028683_3a4f_4b6a_a17b_f1a7b332766d.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ff6004dd_ef73_46af_9a42_9f689545db14.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e3148c2a_136e_42e0_91b8_4539b0f81c73.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/de6e9480_572b_4945_8102_69e5397c1396.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f6b7a491_87e0_4cf6_aca7_ae1547f3139a.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/28d024d0_3735_45cd_9775_dc6d0ffe9a14.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Ven 20 Ago, 2021 23:32

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 20-8-2021, molto simili a ieri:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a5dfe3ed_8b25_4f38_aa06_1389c00af319.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, massimo -0,7°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ecf226d7_5a23_4855_87b9_a93f30e97410.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a5815692_1950_4b15_916a_6f2fb1a140aa.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/07c8de21_6971_4b19_8534_397d72b7c9f8.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5711c5cf_7983_4423_ba73_a670bcedad99.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ef184176_deee_480d_bdcf_8b6e3327b77a.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ad085da4_cb7f_4489_9a5c_e07116238964.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 23 Ago, 2021 07:51

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buongiorno a tutti. Ieri mattina qualche piccolissimo scroscio di pioggia nelle stazioni di Alia. 

Pioggia che ha portato un accumulo di 0,3mm per la stazione TEMPEST (durata della pioggia 33 minuti) mentre 0,1mm per il sensore ecowitt WH40. Attenderemo giorni migliori per trarre le conclusioni!! 

Dunque questi i grafici:

Come si vede da questo screen accumulati 0,3mm
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1831cef1_04d3_43f8_9f8c_691b37a327ea.jpeg[/img] 

Come si vede dalla pagina HISTORY, 0,3mm e 33 minuti di durata
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/adb76e38_fc5c_4b96_b5ca_607bf5be9173.jpeg[/img] 

Questo il grafico con in dettaglio l’accumulo e l’intensità
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/32f877f8_8c29_4e25_880c_0035c7286ad8.jpeg[/img] 

Mentre questo il grafico del sensore ecowitt:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ac6a5f86_1c63_43a4_9401_34b4e9ec0105.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 23 Ago, 2021 23:25

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 23-8-2021, molto simili a quelli di ieri:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/78b0e6bb_4117_48bf_a82c_e2f6e45e684f.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, massimo -0,6°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/73a81e05_47f5_468b_831a_ad41a11e7f65.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/78b5b4b8_8eac_4961_8827_88c95bb0f523.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5e55aa54_7c6e_4a97_aab7_4778febefef6.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/2f03cd01_6516_4bc0_8414_9d9829248f4b.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f5db6a96_c1dc_4495_85a7_d93cf089122e.png[/img] 

RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/32e67acf_27d7_4074_9afe_4d0bb3107c11.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 25 Ago, 2021 23:38

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno il post comunicando un aggiornamento apportato alla dashboard WeatherWizz. È stata implementata una nuova funzionalità che permette di visualizzare sulla dashboard stessa oltre che al voltaggio della batteria anche la modalità in cui lavora la stazione.

Mi spiego meglio, se la stazione è sotto dei determinati valori di voltaggio, alcuni parametri non verranno rilevati per favorire la ricarica della batteria, come illustrato qui di seguito:

- [b]Modalità 0: tensione ≥ 2.455[/b]
• Tutti i sensori sono abilitati e funzionano al massimo delle prestazioni

- [b]Modalità 1: tensione ≤ 2,415 dalla modalità 0 o ≥ 2,41 dalla modalità 2[/b]
• Intervallo di campionamento del vento impostato su 6 secondi

- [b]Modalità 2: tensione ≤ 2,39 dalla modalità 1 o ≥ 2,375 dalla modalità 3[/b]
• Intervallo di campionamento del vento impostato su un minuto

- [b]Modalità 3: tensione ≤ 2,355[/b]
• Campionamento del vento impostato su 5 minuti
• L'intervallo di campionamento di tutti gli altri sensori è impostato su 5 minuti
• Sensore di fulmini disabilitato
• Sensore tattile pioggia disabilitato

Quindi nella dashboard adesso accanto al valore del voltaggio della batteria, spunta anche la modalità in cui sta funzionando la stazione e se nel caso si è in modalità 3 i valori che non vengono rilevati spuntano colorati di rosso, quindi molto pratico da visualizzare.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/mail.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dfec41b2_b761_4916_9751_fbda9cca31b7.jpeg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Ago, 2021 17:34

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Anche sulla mia stazione meteo ho implementato una cosa simile ma e' anche disattivabile, però il campionamento del vento e della pioggia sono sempre in tempo reale, e il vento ogni 3 secondi, qualsiasi sia il voltaggio della batteria e anche in caso di blackout, i dati vengono tenuti finche' non ci sia connessione a internet di nuovo. Magari dovevano usare due microcontrollori diversi per gestire la potenza, ma non so ovviamente come e' strutturata la stazione. Informandomi su questo tipo di stazione, purtroppo quel pluviometro e' difficile che sara' sempre affidabile, per via di limitazioni tecniche di funzionamento.


-----------------------------------
Ivan13
Gio 26 Ago, 2021 17:54

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="563492"]Anche sulla mia stazione meteo ho implementato una cosa simile ma e' anche disattivabile, però il campionamento del vento e della pioggia sono sempre in tempo reale, e il vento ogni 3 secondi, qualsiasi sia il voltaggio della batteria e anche in caso di blackout, i dati vengono tenuti finche' non ci sia connessione a internet di nuovo. Magari dovevano usare due microcontrollori diversi per gestire la potenza, ma non so ovviamente come e' strutturata la stazione. Informandomi su questo tipo di stazione, purtroppo quel pluviometro e' difficile che sara' sempre affidabile, per via di limitazioni tecniche di funzionamento.[/quote]

Ciao, grazie del messaggio. Tu che stazione hai? 

In questa stazione hanno adottato questo sistema per permettere di caricare la batteria in modo più efficiente nel caso in cui sia molto scarica, andando però a scapito della rilevazione dei parametri. Comunque già stanno lavorando su ciò, creando una stazione con un booster di potenza così da farla ricaricare ancora più velocemente, per gli utenti che non sono in zone molto soleggiate! 

Per quanto riguarda il blackout succede la stessa cosa, però l’hub che riceve i dati dalla stazione deve essere collegato a un powerbank e esso permette di rilevare fino a 7 giorni i dati anche in assenza di internet; quando internet sarà nuovamente ok i dati verranno caricati online! 

Il pluviometro è abbastanza nuovo, quindi sicurissimamente potrà migliorare, io ancora non ho avuto modo di testarlo veramente, non piove da un bel po, quindi non posso parlare di esso, però rispetto gia alla prima versione vi sono stati numerosi miglioramenti.


-----------------------------------
Ivan13
Gio 26 Ago, 2021 23:31

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 26-8-2021, molto simili a quelli di ieri:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1f399ad2_03cc_45bf_ae89_942d3c1c13cd.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, massimo -0,6°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3b312d0f_845a_4ee4_9901_7bf3d77b4af2.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/49ce3f8c_84e8_41f0_bbe8_c719872837c8.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/eeeecc1f_5971_4b01_9503_732d6a330be5.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (oggi radiazione molto altalenante a causa della nuvolosità che si è sviluppata, ma che non ha portato nessun fenomeno precipitativo. In quei momenti in cui la radiazione era molto bassa, la correzione della temperatura sicuramente non era attiva, poichè essa si attiva quando la radiazione è abbastanza alta. Guardando i grafici di temperatura non si notano eccessivi scostamenti / variazioni delle temperatura ma il tutto è molto stabile durante l'intera giornata.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9f12c881_1c3a_4df3_833d_f5798f85250e.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/08d0f92f_61d8_4d3c_90bf_97b840790f6e.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8a58dd96_07b2_4d6b_8cc9_8aad99e5da8c.jpeg[/img] 

- FULMI ODIERNI (TOTALE) E GRAFICO (aggiunto anche il grafico dei fulmini poichè un temporale mi è passato molto vicino ma non ha apportato precipitazioni nella mia zona, come si vede il totale dei fulmini sono 381 e dal grafico si nota bene il momento in cui ha iniziato ad allontanarsi:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ad2550c7_87dc_4f70_853c_accd43ae7c71.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1f618dd0_ba8f_4ff7_96a8_a75581e28500.jpeg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 27 Ago, 2021 08:04

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="563495"][quote user="As_Needed" post="563492"]Anche sulla mia stazione meteo ho implementato una cosa simile ma e' anche disattivabile, però il campionamento del vento e della pioggia sono sempre in tempo reale, e il vento ogni 3 secondi, qualsiasi sia il voltaggio della batteria e anche in caso di blackout, i dati vengono tenuti finche' non ci sia connessione a internet di nuovo. Magari dovevano usare due microcontrollori diversi per gestire la potenza, ma non so ovviamente come e' strutturata la stazione. Informandomi su questo tipo di stazione, purtroppo quel pluviometro e' difficile che sara' sempre affidabile, per via di limitazioni tecniche di funzionamento.[/quote]

Ciao, grazie del messaggio. Tu che stazione hai? 

In questa stazione hanno adottato questo sistema per permettere di caricare la batteria in modo più efficiente nel caso in cui sia molto scarica, andando però a scapito della rilevazione dei parametri. Comunque già stanno lavorando su ciò, creando una stazione con un booster di potenza così da farla ricaricare ancora più velocemente, per gli utenti che non sono in zone molto soleggiate! 

Per quanto riguarda il blackout succede la stessa cosa, però l’hub che riceve i dati dalla stazione deve essere collegato a un powerbank e esso permette di rilevare fino a 7 giorni i dati anche in assenza di internet; quando internet sarà nuovamente ok i dati verranno caricati online! 

Il pluviometro è abbastanza nuovo, quindi sicurissimamente potrà migliorare, io ancora non ho avuto modo di testarlo veramente, non piove da un bel po, quindi non posso parlare di esso, però rispetto gia alla prima versione vi sono stati numerosi miglioramenti.[/quote]

Di niente! Sono interessanti i grafici che posti!

La mia stazione che ho e' un progetto autocostruito da me personalmente e personalizzabile, puoi vedere il topic [url=http://www.lineameteo.it/urlrw-vf2-vt18147-vp562938.html#p562938]QUI

Comunque sulla mia stazione il pannello solare e' a scelta dell utente in base alla posizione geografica in cui vive. Per questo motivo in generale i problemi sono risolti in quanto a questo ambito. Una delle persone che ha provato la stazione vive in Inghilterra e non ha avuto problemi installando un pannello solare appropriato. Comunque e' interessante la cosa del booster, sarei curioso di sapere cosa sia esattamente. Per il pluviometro avevo letto discussioni online che funziona con qualcosa anche rilegato al rumore, quindi in certe condizioni viene influenzato e quindi non molto accurato. Pero' magari con del SW si protra' migliorare, ma purtroppo per adesso vedo comunque i tipping bucket ancora la miglior soluzione per la pioggia. Per il vento, l'ultrasuoni non e' male


-----------------------------------
Ivan13
Ven 27 Ago, 2021 08:35

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="563517"][quote user="Ivan13" post="563495"][quote user="As_Needed" post="563492"]Anche sulla mia stazione meteo ho implementato una cosa simile ma e' anche disattivabile, però il campionamento del vento e della pioggia sono sempre in tempo reale, e il vento ogni 3 secondi, qualsiasi sia il voltaggio della batteria e anche in caso di blackout, i dati vengono tenuti finche' non ci sia connessione a internet di nuovo. Magari dovevano usare due microcontrollori diversi per gestire la potenza, ma non so ovviamente come e' strutturata la stazione. Informandomi su questo tipo di stazione, purtroppo quel pluviometro e' difficile che sara' sempre affidabile, per via di limitazioni tecniche di funzionamento.[/quote]

Ciao, grazie del messaggio. Tu che stazione hai? 

In questa stazione hanno adottato questo sistema per permettere di caricare la batteria in modo più efficiente nel caso in cui sia molto scarica, andando però a scapito della rilevazione dei parametri. Comunque già stanno lavorando su ciò, creando una stazione con un booster di potenza così da farla ricaricare ancora più velocemente, per gli utenti che non sono in zone molto soleggiate! 

Per quanto riguarda il blackout succede la stessa cosa, però l’hub che riceve i dati dalla stazione deve essere collegato a un powerbank e esso permette di rilevare fino a 7 giorni i dati anche in assenza di internet; quando internet sarà nuovamente ok i dati verranno caricati online! 

Il pluviometro è abbastanza nuovo, quindi sicurissimamente potrà migliorare, io ancora non ho avuto modo di testarlo veramente, non piove da un bel po, quindi non posso parlare di esso, però rispetto gia alla prima versione vi sono stati numerosi miglioramenti.[/quote]

Di niente! Sono interessanti i grafici che posti!

La mia stazione che ho e' un progetto autocostruito da me personalmente e personalizzabile, puoi vedere il topic [url=http://www.lineameteo.it/urlrw-vf2-vt18147-vp562938.html#p562938]QUI

Comunque sulla mia stazione il pannello solare e' a scelta dell utente in base alla posizione geografica in cui vive. Per questo motivo in generale i problemi sono risolti in quanto a questo ambito. Una delle persone che ha provato la stazione vive in Inghilterra e non ha avuto problemi installando un pannello solare appropriato. Comunque e' interessante la cosa del booster, sarei curioso di sapere cosa sia esattamente. Per il pluviometro avevo letto discussioni online che funziona con qualcosa anche rilegato al rumore, quindi in certe condizioni viene influenzato e quindi non molto accurato. Pero' magari con del SW si protra' migliorare, ma purtroppo per adesso vedo comunque i tipping bucket ancora la miglior soluzione per la pioggia. Per il vento, l'ultrasuoni non e' male[/quote]

Ciao, innanzitutto complimenti per la stazione autocostruito, davvero un ottimo lavoro, molto pulito e fatto bene!! 

Si potendo indirizzare il pannello solare a scelta si risolve questo problema! 

Per il booster non lo so nemmeno io come funzioni, mi hanno detto che qualcuno lo sta testando ma non so altro! 

Si quel fattore del rumore si è verificata delle volte con la vecchia versione della stazione tempest, la Sky invece nelle versione sembra sia stato risolto. A tal proposito allego un video caricato su YouTube in cui si vede ben chiaramente la differenza tra la stazione Sky e la Tempest: https://m.youtube.com/watch?v=0IJZm08noT4&feature=youtu.be la stazione Sky segnala molto evidentemente pioggia fantasma, leggendo la descrizione del video probabilmente a causa della vibrazione del palo causata da vento molto sostenuto, mentre la stazione Tempest non segna nulla! 

Possiamo dire che al momento il tipping bucket è la soluzione migliore per la pioggia ma sicuramente nel futuro verrà sostituita dal sensore tattile, un po’ come è successo per il sensore anemometrico che fino a qualche anno fa era quello a coppette sostituito da quello a ultrasuoni. 

Il progresso va avanti!


-----------------------------------
green63
Ven 27 Ago, 2021 08:52

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="563518"][quote user="As_Needed" post="563517"][quote user="Ivan13" post="563495"][quote user="As_Needed" post="563492"]Anche sulla mia stazione meteo ho implementato una cosa simile ma e' anche disattivabile, però il campionamento del vento e della pioggia sono sempre in tempo reale, e il vento ogni 3 secondi, qualsiasi sia il voltaggio della batteria e anche in caso di blackout, i dati vengono tenuti finche' non ci sia connessione a internet di nuovo. Magari dovevano usare due microcontrollori diversi per gestire la potenza, ma non so ovviamente come e' strutturata la stazione. Informandomi su questo tipo di stazione, purtroppo quel pluviometro e' difficile che sara' sempre affidabile, per via di limitazioni tecniche di funzionamento.[/quote]

Ciao, grazie del messaggio. Tu che stazione hai? 

In questa stazione hanno adottato questo sistema per permettere di caricare la batteria in modo più efficiente nel caso in cui sia molto scarica, andando però a scapito della rilevazione dei parametri. Comunque già stanno lavorando su ciò, creando una stazione con un booster di potenza così da farla ricaricare ancora più velocemente, per gli utenti che non sono in zone molto soleggiate! 

Per quanto riguarda il blackout succede la stessa cosa, però l’hub che riceve i dati dalla stazione deve essere collegato a un powerbank e esso permette di rilevare fino a 7 giorni i dati anche in assenza di internet; quando internet sarà nuovamente ok i dati verranno caricati online! 

Il pluviometro è abbastanza nuovo, quindi sicurissimamente potrà migliorare, io ancora non ho avuto modo di testarlo veramente, non piove da un bel po, quindi non posso parlare di esso, però rispetto gia alla prima versione vi sono stati numerosi miglioramenti.[/quote]

Di niente! Sono interessanti i grafici che posti!

La mia stazione che ho e' un progetto autocostruito da me personalmente e personalizzabile, puoi vedere il topic [url=http://www.lineameteo.it/urlrw-vf2-vt18147-vp562938.html#p562938]QUI

Comunque sulla mia stazione il pannello solare e' a scelta dell utente in base alla posizione geografica in cui vive. Per questo motivo in generale i problemi sono risolti in quanto a questo ambito. Una delle persone che ha provato la stazione vive in Inghilterra e non ha avuto problemi installando un pannello solare appropriato. Comunque e' interessante la cosa del booster, sarei curioso di sapere cosa sia esattamente. Per il pluviometro avevo letto discussioni online che funziona con qualcosa anche rilegato al rumore, quindi in certe condizioni viene influenzato e quindi non molto accurato. Pero' magari con del SW si protra' migliorare, ma purtroppo per adesso vedo comunque i tipping bucket ancora la miglior soluzione per la pioggia. Per il vento, l'ultrasuoni non e' male[/quote]

Ciao, innanzitutto complimenti per la stazione autocostruito, davvero un ottimo lavoro, molto pulito e fatto bene!! 

Si potendo indirizzare il pannello solare a scelta si risolve questo problema! 

Per il booster non lo so nemmeno io come funzioni, mi hanno detto che qualcuno lo sta testando ma non so altro! 

Si quel fattore del rumore si è verificata delle volte con la vecchia versione della stazione tempest, la Sky invece nelle versione sembra sia stato risolto. A tal proposito allego un video caricato su YouTube in cui si vede ben chiaramente la differenza tra la stazione Sky e la Tempest: https://m.youtube.com/watch?v=0IJZm08noT4&feature=youtu.be la stazione Sky segnala molto evidentemente pioggia fantasma, leggendo la descrizione del video probabilmente a causa della vibrazione del palo causata da vento molto sostenuto, mentre la stazione Tempest non segna nulla! 

Possiamo dire che al momento il tipping bucket è la soluzione migliore per la pioggia ma sicuramente nel futuro verrà sostituita dal sensore tattile, un po’ come è successo per il sensore anemometrico che fino a qualche anno fa era quello a coppette sostituito da quello a ultrasuoni. 

Il progresso va avanti![/quote]

Mio modesto parere,
ben venga l'utilizzo di queste nuove tecnologie che consentono, con sensori a basso costo, di ottenere buone performances a costi sempre più contenuti e quindi per un pubblico sempre maggiore

Dobbiamo però considerare che in ambienti professionali, ad esempio, tali tecnologie, estremamente più raffinate di quelle che possiamo trovare in una stazione amatoriale, NON vengono al momento prese in considerazione quale standard, sia i sistemi ottici o tattili per la pioggia che gli ultrasuoni per il vento hanno mostrato pesanti lati deboli, molti istituti li utilizzano ma SEMPRE in abbinamento a sistemi tradizionali, che vengono utilizzati come riferimento principale.

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Ven 27 Ago, 2021 09:26

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="563518"]
Ciao, innanzitutto complimenti per la stazione autocostruito, davvero un ottimo lavoro, molto pulito e fatto bene!! 

Si potendo indirizzare il pannello solare a scelta si risolve questo problema! 

Per il booster non lo so nemmeno io come funzioni, mi hanno detto che qualcuno lo sta testando ma non so altro! 

Si quel fattore del rumore si è verificata delle volte con la vecchia versione della stazione tempest, la Sky invece nelle versione sembra sia stato risolto. A tal proposito allego un video caricato su YouTube in cui si vede ben chiaramente la differenza tra la stazione Sky e la Tempest: https://m.youtube.com/watch?v=0IJZm08noT4&feature=youtu.be la stazione Sky segnala molto evidentemente pioggia fantasma, leggendo la descrizione del video probabilmente a causa della vibrazione del palo causata da vento molto sostenuto, mentre la stazione Tempest non segna nulla! 

Possiamo dire che al momento il tipping bucket è la soluzione migliore per la pioggia ma sicuramente nel futuro verrà sostituita dal sensore tattile, un po’ come è successo per il sensore anemometrico che fino a qualche anno fa era quello a coppette sostituito da quello a ultrasuoni. 

Il progresso va avanti![/quote]

Grazie mille! Lo chiedevo perche' comunque avendo sempre la stessa dimensione del pannello solare, l'unico modo per facilitare la batteria o e' ridurre i consumi o incrementare i Watt del pannello. Comunque io sono d'accordo con Mauro, riguardo al fatto che comunque al momento anche per me, i sensori tradizionali sono sempre i metodi piu' accurati e specialmente la progettazione di tali sistemi incide sull'accuratezza finale. Comunque e' interessante ampliare ricerche con altri sensori di certo!

Ho avuto molte altre cose da fare, ma sto ultimando il comparatore dei sensori e sto anche progettando un comparatore di anemometri e pluviometri, quindi potrebbe essere interessante poi tale sistema ;)

Magari dovrei postare qui sul forum i progressi fino ad ora del mio progetto, cosi magari potro' avere anche consigli 

 :bye:  :bye:


-----------------------------------
Ivan13
Ven 27 Ago, 2021 23:46

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="green63" post="563519"]
Mio modesto parere,
ben venga l'utilizzo di queste nuove tecnologie che consentono, con sensori a basso costo, di ottenere buone performances a costi sempre più contenuti e quindi per un pubblico sempre maggiore

Dobbiamo però considerare che in ambienti professionali, ad esempio, tali tecnologie, estremamente più raffinate di quelle che possiamo trovare in una stazione amatoriale, NON vengono al momento prese in considerazione quale standard, sia i sistemi ottici o tattili per la pioggia che gli ultrasuoni per il vento hanno mostrato pesanti lati deboli, molti istituti li utilizzano ma SEMPRE in abbinamento a sistemi tradizionali, che vengono utilizzati come riferimento principale.

Mauro[/quote]

Probabilmente sarà così, anche se comunque vi sono marchi professionali che già adottano queste tecnologie da moltissimo tempo, possiamo dire che sono nuove, ma cercando un pò in giro ho visto che già le prime stazioni Vaisala con tecnologia ultrasonica vi erano già nel 2006, quindi non credo sia stata rilasciata da poco e credo che in tutti questi anni miglioramenti e perfezionamenti vi sono stati, e credo che venga ormai anche usata diffusamente anche da sola senza altri riferimenti. 

Detto ciò, oggi ho anche installato un nuovo gateway che mi ha permesso di ottenere i dati rilevati dal sensore termoigrometrico della stazione Ws80 che quindi ho anche aggiunto nei grafici:

Grafici di oggi, 27-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e new entry la ws80 (l'ho aggiunta per capire come anch'essa si comporta). Tempest ben allineata fino alle 10 circa, poi leggermente più in alto rispetto al barani (così come anche la ws80) e poi dalle 13:20 in poi la ws80 si è mantenuta sempre più in basso rispetto al barani, così come anche la tempest ma dalle 16 in poi e leggermente meno in basso.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5f81c5d4_ad32_4339_b6c5_5cb5968673d0.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti non molto ampi, come nei giorni scorsi siamo sempre con un massimo -0,6°C, mentre la ws80 scostamenti massimi fino a -0,8°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/61e04483_6b6a_44a6_97d8_1fc7a0305cee.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/41515bde_af23_45ba_82c7_a6bd559d5214.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f526d37f_4ab8_40b3_92b1_a372d4fe93f9.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/01fb494b_a0ca_4b9c_913b_59885dc5084c.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8bf06604_d218_4b2d_836f_0be920bcf46e.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8386b4e7_73fe_43a6_a86a_608a6b713a4c.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Dom 29 Ago, 2021 22:30

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 27-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0693cd23_308e_4478_8bbe_49992554f8aa.png[/img] 


- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti come nei giorni scorsi siamo sempre con un massimo -0,6°C, mentre la ws80 scostamenti massimi fino a -0,9°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/c984cba0_33ed_4c11_8397_fa71ad282faf.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/851567f9_cfb2_4408_aff1_bdd2f767e142.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b7e903c8_8efc_4c69_847e_ddbefc93b30f.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6a1dc19d_4439_45c1_b093_b2add05fd186.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3a63360a_5188_4658_b7fd_b459133d9476.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/de72edff_56e8_4e24_9566_7eaf164b5867.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 30 Ago, 2021 23:08

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 30-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: oggi comportamento della ws80 opposto a quello di ieri, ieri stava per la maggior parte sotto il barani, invece oggi sta mediamente sopra. La tempest invece sta sempre sotto al barani nella mia postazione, mentre va sopra il barani in corrispondenza dell'abbassamento repentino della radiazione causato dal palo dietro la stazione che gli fa "ombra" in quei minuti, e da li in poi anche a causa della riduzione della radiazione solare probabilmente la correzione sarà disattivata.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e0526771_3d6a_4e7c_924d_9f3decbec44e.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO (scostamenti oggi ben più ampi per tutti i sensori, nei giorni scorsi la tempest si è sempre mantenuta sui -0,6°C di scostamento massimo mentre oggi arriviamo anche a -1°C; mentre la ecowitt ha sia maggiori scostamenti positivi che negativi (+1°C rispetto al barani).
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4b609cb5_6c3d_4324_b785_b39eaddebd5b.png[/img] 


-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST (Oggi vento più basso rispetto a ieri):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a1bf5d07_eced_4306_a309_9f1afa296b31.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1afbcc38_e6d1_4bfc_af9e_1ab69a215591.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (radiazione anche oggi più bassina):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/c53d6e90_08db_4091_8298_2bfc923c4d89.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80 (umidità non proprio allineata della tempest, siamo su -2% circa fino alle 7:40 poi maggiormente allineata):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/707ec2c8_798e_4157_8e52_6fce5d8dff71.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a1010a31_839f_4a30_be22_13fab3bcc513.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mar 31 Ago, 2021 22:21

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 31-8-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: oggi comportamento della ws80 fino alle 06:00 circa, poi leggermente meglio durante la giornata, poi dalle 14:00 temperature più basse del barani. Tempest invece molto bene durante tutta la giornata, unica cosa da notare è che dalle 17:00 registra temperature leggermente più alte del barani
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/999ad449_4b99_4fd3_8654_2b0e88f06bb4.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi per la tempest di -0,7°C mentre per la ecowitt scostamenti massimi di +-1°C rispetto al barani).
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0ef3a1c5_5df1_4eda_ac9f_3c522b365c59.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4903d15f_1fe2_4328_bcff_647221e5626f.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b5881d14_2c82_4c72_996d_e6ee468bc948.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (radiazione anche oggi più bassina):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ce72f2e6_e730_4c13_b566_f9ca0338f5f0.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ae25d7b2_2190_4284_abe5_053e47f4c939.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/592a0d57_a66a_414e_be4a_5d78292df794.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 01 Set, 2021 23:11

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 01-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: comportamento della tempest sempre molto buono, dalle 17:00 come anche ieri la temperatura è più alta a causa dell'abbassamento della radiazione;
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fd6c3db9_ba5c_4b31_b37a_08c1a1ea5edb.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi per la tempest di -0,6°C mentre per la ecowitt scostamento massimi di -1,2°C rispetto al barani).
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a5cfde6d_72e3_48c0_9752_fe24e047812f.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5025c115_fcac_4efe_ad3d_3209879c4747.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4e7e7442_fc1e_440c_b7a9_8cd18fbe9208.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (radiazione anche oggi più bassina):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/630b707c_9143_46f3_81d2_d111276bb756.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/166b220a_57ad_4288_8503_20c472d8aadb.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bd7fcc80_c955_4902_a49a_9cd894dd5c58.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Gio 02 Set, 2021 23:15

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 02-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: comportamento della tempest sempre discretamente buono, dalle 17:00 come anche nei giorni scorsi la temperatura è più alta a causa dell'abbassamento della radiazione e quindi alla assenza della correzione della temperatura;
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1fcde688_e73b_4eaa_ac24_bb4b84598f65.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi per la tempest di -0,9°C (0,3°C più del solito) mentre per la ecowitt scostamento massimi di +1,1°C e -1,2°C rispetto al barani, da notare anche lo scostamento medio che per la ecowitt sta sui +0,06°C rispetto al barani mentre per la tempest siamo sui -0,03°C):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/110eba49_cac9_421c_a385_0e95d1c85412.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(molto simile tra i due sensori):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/870c628e_bcfc_43f4_9b9e_37749b9e00bf.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/573bc089_8879_4518_9acf_3c333401f014.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (radiazione anche oggi molto movimentata):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3b48b08f_60df_4dc6_9b59_fc98c452858c.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/a471925b_c217_4b93_8cf4_cc1689cf5daa.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/39193169_d934_43f8_8668_fda4da73dfcb.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Ven 03 Set, 2021 23:06

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 03-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: oggi tempest dalle 10:00 in poi ha rilevato temperature più basse rispetto gli altri schermi fino al 14:40, poi si allinea, ws80 oggi molto più allineata rispetto al barani
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8d7f6997_a5ca_4144_a67c_894d1233805d.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi per la tempest di -0,8°C (0,2°C più del solito) mentre per la ecowitt scostamento massimi di +0,9°C e -1°C rispetto al barani:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cf5eacbd_a003_40e5_b6d4_a289eec17601.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(strano il picco verso le 11:40):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9298a30f_5a20_4648_a90b_cbda9d47ca8f.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fe21ff84_8f93_4c9e_9a83_700ce8ae1802.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80 (radiazione anche oggi molto movimentata):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/2361988e_b5f7_47a8_a39d_d30845bb8d14.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/210bde3a_1480_47ca_a2b1_24663bc7e5d4.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5cc17a3a_6f8d_4dd9_8953_e49d0022fa33.jpeg[/img] 

Stamattina ha piovigginato, ecowitt wh40 accumulati 0,1mm mentre tempest 0,0093mm (sul sito spunta Trace ma vedendo meglio spuntano due episodi che sommati danno 0,0093mm, difatti la durata della pioggia è stata 2 minuti).


-----------------------------------
Ivan13
Dom 05 Set, 2021 09:35

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di IERI, 04-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: ieri grafici molto strani. Come suggerito da Mauro ho alzato la sonda posizionandola tra la 5 e la 6 elicoide, invece che tra la 3 e la 4 come consigliato dalla barani, verso le 10 del mattino circa! Dai grafici si nota che gli altri schermi hanno rilevato delle temperature inferiori rispetto al barani mentre il brani più alte, questo nel periodo tra le 10:35 - 12:15 poi la situazione si è allineata maggiormente. Per il resto siamo come nei giorni scorsi. Come vedete vi sono gravi mancanze di dati, causate dalla mancanza della corrente lì nella postazione, e quindi i dati di quell'intervallo di tempo sono andati completamente persi, un vero peccato. In quell'intervallo vi è stato il clou della pioggia odierna. Pensandoci prima, se avessi messo nella tempest un powerbank non avrei perso i dati in quell'intervallo poichè essa ha un sistema che gli permette di salvarli momentaneamente e non appena vi è nuovamente corrente li carica online, discorso diverso per la ecowitt, non avrei potuto fare nulla!!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/43a7f9f9_290a_4709_b4c8_83f88bf43046.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi molto più marcati sia per la ws80 che per la tempest, la ecowitt è arrivata a -2,6°C rispetto al barani pro mentre la tempest a -1,7°C.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/289cfb6d_1645_4710_a02c_b83814f64175.png[/img] 


-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST (perso anche in questo caso il vento maggiore della giornata registrato durante il temporale):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/28d74b12_a894_4eaf_98ec_9cc07a811f7a.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80 (stesso discorso del vento):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e1d96e23_150a_4d13_bcf0_3b6cd9724d53.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3241e754_5e27_46c0_8181_84dfe1617f0f.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80 (stranissimi quei dati della ws80):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5bc17da4_df79_4ec3_8bfe_f800c125e205.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d548e8a6_0e61_47a7_a633_50516f2603dc.jpeg[/img] 

- GRAFICO DELLA PIOGGIA:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/efb8a943_677e_4ab7_8eff_21c8593db729.png[/img] 

- PIOGGIA MANUALE FINO ALLE 10:35 CIRCA:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4dd3ec41_3bad_4b14_ac66_6f24ded03350_1_201_a.jpeg[/img] 

- FULMINI TOTALI E DURATA PIOGGIA:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/img_b236205cfe2c_1.jpeg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/img_1f64c7c99c06_1.jpeg[/img] 

Allego un video delle precipitazioni intorno alle 8:00 in paese, si vede che è stato molto intenso: https://drive.google.com/file/d/1ocC_ZBHx43LcHI-gcragr8S2-zFO6hKW/view?usp=sharing


Prima della mezzanotte altre precipitazioni: stazione Tempest fino alle 10:35 circa aveva registrato un accumulo di 12,1mm, che nei minuti prima della mezzanotte è arrivato a 13,8mm, quindi un incremento di +1,7mm.
Per il pluviometro WH40 invece avevamo un accumulo di 3,4mm che è arrivato a 5mm prima della mezzanotte, quindi un incremento di +1,6mm, in linea con la stazione Tempest. 

Il manuale invece ieri mattina aveva un accumulo di 15mm, lui non ha perso nessun dato!!!, mentre tra la notte di ieri e la mattina di oggi riscontro un accumulo di circa 2mm, lo guardo da telecamera quindi non è proprio facile distinguere l'accumulo, ma siamo lì!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b2ba4b25_c826_48aa_965f_9f6273b57844.jpeg[/img] 

Oggi invece la tempest non ha rilevato nessun mm di pioggia, mentre la ecowitt ha rilevato 1mm alle 3:00 del mattino mentre altri 1mm alle 6:50. Guardando nei video che ho salvato di tutta la notte non vedo precipitazioni, quindi può darsi sia condensa, anche perchè l'umidità era su valori di 96-97%, quindi molto probabile


-----------------------------------
Ivan13
Dom 05 Set, 2021 23:40

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 05-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: buon comportamento della tempest, ws80 un pò meno!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/cef8df77_675c_47df_91a6_27944aad94dc.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamenti massimi oggi per la tempest di +0,8°C (0,2°C più del solito) mentre per la ecowitt scostamento massimi di +0,9°C rispetto al barani:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5a2498f4_f1d6_4610_a9c4_706d4da6be11.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(oggi vento più sostenuto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1e8e36bd_47e0_4b5d_818d_c23cb49d9915.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/993c5b9c_c10b_4cfa_b380_48ca356c6543.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/04652ead_d758_45e8_8030_b687972bce7e.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b8809ebd_fb57_465b_9133_b4aba257b672.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0875a5fe_3913_43af_9d40_83cbe020a944.jpeg[/img] 

- GRAFICO PIOGGIA:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/40a6b2a0_3b86_470d_8d26_3a1586defb82.png[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 06 Set, 2021 23:34

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 06-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: i picchi verso in basso sono in corrispondenza degli eventi piovosi odierni, quindi quello delle 9:20-9:40, quello delle 11:00 circa e quello delle 12 circa, poi situazione più stabile. Ws80 bene oggi mentre la tempest bene fino alle 17:00, poi temperature più alte degli altri schermi.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6b9ac81b_e944_4bc1_94c1_65abb179800d.png[/img] 


- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamento massimo di +1,3°C per la tempest in corrispondenza di quegli abbassamenti della temperatura così come anche la ws80 ma in basso, -1°C:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e8cfa11a_1c83_4a71_9570_34dc3aa61a71.png[/img] 


-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(oggi vento più sostenuto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0d70126c_50f2_421b_b7ed_664ec2ede5b3.png[/img] 


- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/286ee4a0_33fc_43b6_9bf4_af1f1f7e0a02.png[/img] 


- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80, radiazione con picchi e rapidi abbassamenti sempre dovuti al passaggio della nuvolosità:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d3e683a8_9b17_49a2_8f0e_630cff79f336.png[/img] 


- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0057a0ae_61eb_4103_9d76_9a6b331d77f2.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/11c2e4fa_afbe_45bc_b2b0_45cf36e9c967.jpeg[/img] 

Precipitazioni odierne di 2,2mm per la tempest mentre di 0,3mm per la ecowitt. La situazione mi è molto strana poichè la stazione ha rilevato pioggia anche in momenti in cui realmente non ha piovuto ma vi era vento molto sostenuto in quegli istanti, non vorrei che il vento influenzi le letture nel mio caso, magari a causa di vibrazioni del palo a cui è fissata.

Allego uno screen di quegli istanti, nelle altre situazioni in cui ha piovuto, anche l'ecowitt l'ha rilevato ma in maniera minore!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8b6b4088_b3e3_4097_bd2f_5e3981084b80.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mar 07 Set, 2021 23:13

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 07-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: comportamento buono per tutte e 3 le schermature
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d531b10d_d5f5_4663_8410_ab27ee01f7b5.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamento massimo di +1,4°C per la tempest mentre di +0,8°C per la ws80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/575fe4e6_8fbd_4e22_bfdc_5197e19c3320.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(oggi vento meno sostenuto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/7a60e733_0ce7_4cb4_bf4f_98af626cfb80.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9b58b37c_f05f_4f41_aa6b_62c555d52f37.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/762c4a9e_ab82_4dc0_8eca_86b3506f55e2.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9c4ae33a_5c81_4110_be4d_076f18347ba8.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8ec23331_8690_4f2f_a23c_4bd0d4138b20.jpeg[/img] 

- FULMINI (DISTANZA E CONTEGGIO): sensore fulmini davvero ottimo 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/559f4dd5_6c46_4649_b49d_1e8e530943c3_1_201_a.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/f668cbff_fb16_41a7_bc8f_679be0cfbf63_1_201_a.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/3e591617_9719_4ab5_b126_6fbdcaf6a085_1_201_a.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b960cb9e_2abf_46d2_9111_bdeb6fb10d75_1_201_a.jpeg[/img] 

- PIOGGIA ODIERNA: 0,1MM per la ecowitt mentre 0,3mm per la tempest (in corrispondenza del picco di vento maggiore della giornata!):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/5a63ac85_cd13_4bc8_94cb_f5b8d922d081_1_201_a.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mer 08 Set, 2021 23:38

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 08-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: comportamento buono per la tempest, meno per la ws80
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/bec2b861_c490_4076_a0a4_066e27650ef6.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: tempest scostamento max di 1,1°C mentre ws80 max 1,3°C e -1,2°C
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/712f62d0_c947_4977_a68c_7c39dbe4fad0.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(vento oggi molto ma molto più basso):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4cd49ef9_c991_4777_875f_cafd836df832.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/25711327_57d4_4e05_87c9_e243973348f9.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/af451ca4_5313_4e0a_af5d_fc43b6da268e.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/057356d3_a26d_4818_949d_50db91f545c7.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8a7fe3d1_201c_4957_9e9b_4a2c195dd853.jpeg[/img] 

PIOGGIA: 0,5mm per il WH40 ecowitt, 1,2mm per la tempest mentre mentre 0,3-0,4mm per il manuale senza coperchio

FULMINI ODIERNI: 287
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/9fb968a9_0cec_4263_a426_79d6c03b465d.jpeg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fe612199_1c3e_4ffb_9fc7_b555d28c6f1a.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Gio 09 Set, 2021 23:27

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Oggi pomeriggio, in vista delle piogge dei prossimi giorni ho pensato di mettere dei tiranti al palo della tempest così da diminuire le vibrazioni, in effetti oggi andando nella stazione ho visto che effettivamente qualche vibrazione muovendo il palo c'era, ora invece è molto più stabile, quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere più problemi.

Grafici di oggi, 09-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: comportamento buono per la tempest, molto meno per la ws80
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6437e00d_ed10_448b_b603_643587cd50f8.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: tempest scostamento max di +0,7°C e -0,8°C mentre per la ws80 max di 1,3°C e -0,8°C
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fef38de3_0263_44c4_b733_acf6e4d87719.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(vento oggi molto lievemente più alto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/986e0b62_3f4f_468b_81cb_6bd4e55b2e59.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/748ed115_a827_4e2f_93bd_f0515d271c8f.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/37e83e09_72f9_408f_b387_74b92f2371a7.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e52050fa_1591_4440_8f44_a5d276295545.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/4aafc237_b71b_4603_ba16_a86770e71945.jpeg[/img] 

Piogga: 0mm per entrambe


-----------------------------------
Ivan13
Ven 10 Set, 2021 23:57

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Dati delle precipitazioni sono:
- ECOWITT: 3mm
- MANUALE: poco più di 3mm
- TEMPEST: 8,8mm

FULMINI: 135


-----------------------------------
Ivan13
Dom 12 Set, 2021 21:45

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[b][u][color=darkred]ULTIMI GRAFICI DELLA SERIE, MI MANCHERANNO!![/color][/u][/b]


Grafici di ieri, 11-09-2021: dalle 12:00 in poi IFTTT non ha salvato più dati nel foglio google, quindi nei grafici i dati della tempest sono fino alle 12 circa. Peccato, sarebbe stato interessante!

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: tempest buona nei momenti in cui vi sono i dati (sul sito tempest non manca nessun dato, non deve passare una notizia errata, su tempest non ne manca uno mentre IFTTT fa un pò i capricci). WS80 negli ultimi giorni soffre molto in queste condizioni, dalle 7:30 alle 12 sempre sopra il barani, dalle 12 alle 13 sta leggermente sotto, dalle 13 alle 16 sempre sopra, intorno alle 16:20 sta sotto di circa -2,6°C rispetto al barani, davvero troppi, poi un pò più allineata!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ebbf18cf_8a27_42a6_9d97_a374b10dce62.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: tempest scostamento max di -0,7°C (anche se mancano gli altri dati) mentre per la ws80 max di -2,6°C e +1,7°C rispetto al barani.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1d0b404e_6025_489e_aa17_441143530031.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(vento oggi lievemente più alto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6a455219_8b60_4bf1_bc42_aecc74579678.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fdfb10c6_4116_4a44_9be4_a1fd0622c13e.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0d2bc21b_e7f3_40a3_9abd_d0e12f17c5ab.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b38d7c28_8828_43bc_bc89_a44f02025224.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/eb13f56d_3923_41db_a72d_1fb4beadf850.jpeg[/img] 

- PRECIPITAZIONI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/pioggia_11.png[/img] 

- FULMINI: 748

Ieri l'ecowitt ha sottostimato di circa il 23% rispetto al pluvio manuale.
I dati completi di ieri sono questi:
- manuale: 14mm
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/afa1d33e_acbe_473d_a276_3b21edd1b8aa.jpeg[/img] 

- ecowitt: 11,8mm

- tempest: circa 33,1mm

Mi sono fatto questa idea: la stazione Tempest nella mia postazione ha sofferto sempre, da quando l'ho installata, delle vibrazioni causate dal non fissaggio diretto della stazione al Palo principale.

Mi spiego meglio: nella mia postazione ho dovuto mettere una staffa a L fissata al palo principale, poichè i pali principali erano alti 4 metri, e anche se l'avrei messa in cima al palo non l'avrei potuto fare direttamente poichè il palo è di 40mm, mentre la stazione accetta pali fino a 32mm (1 pollice). Anche nella staffa ho dovuto fare la medesima cosa, poiché anch'essa è di 40mm e quindi non l'ho potuta fissare direttamente alla staffa, ma ho dovuto mettere un tubo in plastica da 32mm attaccato alla staffa a L.

Quindi con tutte queste addizioni di parti al palo principale ho perso la rigidezza del palo principale; anche mettendo dei tiranti la cosa non è migliorata più di tanto.

Detto ciò, ieri ultimo giorno di test, il mio amico è venuto a prenderla e la metterà in test confrontandola con la davis, mi ha detto che preferisce non pubblicare tutti i grafici come ho fatto io, ma mi ha dato il consenso di pubblicare i dati pluviometrici che rileverà.


-----------------------------------
Ivan13
Ven 24 Set, 2021 23:06

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buonasera a tutti ragazzi. In questi giorni i test sono proseguiti normalmente, il mio amico ha installato la stazione Tempest sul tetto dell'università così da confrontarla con la davis pro 2 presente già sul tetto.

La stazione, come vedrete dalle immagini, è installata sul muretto, fissata su una lunga asse di legno. Ha scelto questa posizione poichè facendo prove varie ha notato che, quando la stazione è fissata tramite supporto tramite vite, anche muovendo l'asse in maniera significativa la stazione non ha segnalato nulla, mentre quando abbiamo fatto delle prove in campagna da me, prima di smontare la stazione, dando dei pugni quasi impercettibili la stazione segnava 0,1mm mentre dando un pugno più forte la stazione segnava fino a 0,5mm.

Quindi due sistemi di montaggio diversi danno comportamenti differenti in questo caso.

Successivamente la stazione la monterà su un palo così da verificare di persona il comportamento.

Qua l'installazione della stazione: come potete vedere in fondo della terrazza a destra la vp2 pro mentre l'imbuto vicino la stazione è un pluviometro manuale.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dec022ad_6943_48e6_a558_0bf5130bef12.jpg[/img] 

Come già accennato quindi alcuni parametri non sono stati presi in considerazione, come la temperatura massima, umidità minima e vento a causa della non corretta installazione, indirizzata principalmente per il test del pluviometro.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/83012286_0e3b_4d1f_b4ff_bcee72805465.jpg[/img] 

Dai test emerge che sia il pluvio manuale che la davis ha segnato 0,8mm mentre la tempest ha segnato 1,6mm.

Aggiungo altre info su risoluzione e diametro del manuale e dettagli della vp2:

- Il manuale ha un diametro di 25 cm. Risoluzione della misura 0.1 mm. Esso è dotato di sistema di inibizione dell'evaporazione mediante l'utilizzo di una quantità nota, prepesata in laboratorio, di olio di glicerina.

- Il pluviometro della Davis Vantage Pro 2 è stato calibrato in laboratorio il 3 Settembre 2021 e verrà ricalibrato ogni 3 mesi. L'imbuto è rimasto quello originale. La monobascula, invece, ha permesso di ottenere valori di accuratezza fino al 3%, a differenza della precedente versione che si fermava all'8%.

- La Davis monta Sensirion SHT31, anemometro nuova versione con i nuovi cuscinetti e pluviometro monobascula.


-----------------------------------
Ivan13
Mer 29 Set, 2021 21:51

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Dati fino a ieri, 28-9-21. Continuano le sovrastime del pluviometro Tempest, anche se in scala minore rispetto allo scorso evento (leggermente meno del 50%, considerando gli 1,1mm del manuale come riferimento). La davis segna 1mm invece che 1,1mm poiché essa rileva ogni 0,2mm. Lo scroscio di pioggia è stato molto breve ma intenso.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/tempest.jpeg[/img]  

Nei prossimi giorni dovrebbe piovere ancora, quindi altri dati si aggiungeranno a quelli che già abbiamo. Dopo di ciò, invieremo i dati alla weatherflow e vedremo cosa metteranno in atto come calibrazione.


-----------------------------------
Ivan13
Sab 02 Ott, 2021 14:25

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ecco a voi i dati del mese di settembre, con aggiunti i dati del 30-9-21 con 0,8mm della tempest, davis 0,4mm mentre manuale 0,5mm.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b59dadf3_a489_4214_88e0_3f902606f089.jpeg[/img] 

Giorno 01-10-2021 invece accumuli di 1,0mm per la Davis mentre di 2,5mm per la Tempest (il manuale non l'ha potuto verificare).

Aggiorno che con i dati raccolti fino ad adesso, a cui verranno inclusi quelli di oggi, la weatherflow applicherà una calibrazione del sensore con una curva a 8 punti, visto che si è notato che la differenza tra tempest e davis è incrementale in funzione dell’intensità.

Questo un grafico in cui si vede proprio ciò.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/incrementale.jpeg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Sab 02 Ott, 2021 17:37

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Diciamo che il periodo con scarse precipitazioni non aiuta, ma gli accumuli quasi raddoppiati sono praticamente confermati. Peccato, perché la stazione sembra un bell'oggettino, ma questa è una pecca abbastanza grave. 
Io confido nelle buone intenzioni del costruttore, ma ho quasi paura che sia un difetto di progettazione, che non so fino a  quanto sarà possibile correggere con un firmware.... ma spero di sbagliarmi.


-----------------------------------
Ivan13
Sab 02 Ott, 2021 18:08

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="565250"]Diciamo che il periodo con scarse precipitazioni non aiuta, ma gli accumuli quasi raddoppiati sono praticamente confermati. Peccato, perché la stazione sembra un bell'oggettino, ma questa è una pecca abbastanza grave. 
Io confido nelle buone intenzioni del costruttore, ma ho quasi paura che sia un difetto di progettazione, che non so fino a  quanto sarà possibile correggere con un firmware.... ma spero di sbagliarmi.[/quote]

Concordo con te, non è una buona cosa ciò che accade al pluviometro, un vero peccato ciò, per il resto la stazione va molto bene. 

Io direi di aspettare che mettino in atto questa curva di calibrazione, vedremo come va con la curva in funzione e dopo vedremo se il problema sarà risolto. Probabilmente magari adotteranno successivamente un nuovo firmware o roba simile. Vedremo come si competerà la weatherflow


-----------------------------------
Ivan13
Gio 07 Ott, 2021 23:17

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno il post, scusandomi di non averlo fatto prima, con i dati della pioggia del mese di ottobre.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/74bfe771_da4f_4a06_9c9d_9bb7d304b1c7_4_5005_c.jpeg[/img] 

Inoltre, notizia di qualche giorno fa, la weatherflow ha applicato alla stazione la calibrazione a 8 punti, come precedentemente spiegato. Quindi adesso la stazione è in funzione con la nuova calibrazione. 

Primi accumuli dopo la nuova calibrazione. Adesso situazione opposta a prima, ora sottostima rispetto alla Davis:

Tempest 4.6 mm.Davis 8.2 mm.

Contattata nuovamente la WeatherFlow e adesso siamo in attesa di risposta. Vedremo.


-----------------------------------
Ivan13
Sab 09 Ott, 2021 22:39

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiungo alcuni dati.

Questi sono di giorno 7-10-21:
- Tempest: 4.6 mm.- Davis: 8.2 mm.- Manuale: 8mm

Questi sono di giorno 8-10-21
- Tempest: 17,7mm. - Davis VP2: 25mm.

Questi sono di giorno 9-10-21 (oggi):
- Davis: 4,4mm
- Tempest: 4,6mm

La weather flow ci ha spiegato che la calibrazione a 8 punti, come per il caso della pressione, avviene con un algoritmo automatico ed in maniera progressiva. Il miglioramento dei dati rispetto a ieri è legato a questo. Ci hanno detto che in un paio di giorni i dati dovrebbero essere perfettamente allineati. In effetti i dati di oggi sono quasi identici, vedremo nei prossimi giorni.


-----------------------------------
Ivan13
Mer 13 Ott, 2021 23:02

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buonasera a tutti. Aggiorno il post comunicando i dati odierni (ahimè) per il momento parziali fino alle 19 circa. Parziali poichè si è scollegato probabilmente un cavo del datalogger della Davis e quindi i dati dalle 19 non sono più caricati, domani risolverà il problema e comunicheremo i dati.

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che la calibrazione non era stata applicata molto bene, vedendo i dati si vede che alcuni sono "sballati" rispetto alla davis, ci siamo messi in contatto con la weatherflow, ha notato che la calibrazione non era attiva e l'ha riapplicata lunedì mattina.

Cosa sia successo non si è capito, mancanza nostra o applicazione incorretta loro non si sa, l'importante è il risultato sperando che questa nuova calibrazione vada bene.

Questa la tabella aggiornata fino alle 19 di oggi:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/68e28845_440d_40bb_92cd_da6679a583b9.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Lun 18 Ott, 2021 23:08

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Aggiorno con altri dati
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d617d341_018f_4964_b43b_82bc481858b5.jpeg[/img]


-----------------------------------
Ivan13
Mar 09 Nov, 2021 22:37

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Salve a tutti, scusate l'assenza nella discussione ma sono stato troppo incasinato.

Allora negli ultimi giorni il mio amico, con la weatheflow hanno lavorato tanto per riuscire a ottenere una accurata calibrazione anche in quel tratto in cui la stazione rilevava precipitazioni errate. Dopo vari tentativi sono riusciti ad ottenere la giusta calibrazione e gli ultimi dati sono incoraggianti e sono molto più allineati con il pluviometro manuale.

Da parte nostra abbiamo fatto tutto il necessario per fornire i dati nel miglior modo alla weatherflow e loro hanno fatto anche il loro.

Resta sempre però il problema per chi acquisterà la stazione; per essere sicuro dei dati che rileverà la stazione deve effettuare dei confronti con altre stazioni (o quantomeno un pluviometro manuale) così da verificare la calibrazione della stazione. Capisco che ciò può essere un pò rognoso e un pò complicato da fare, ma è l'unico modo per accettarsi della corretta calibrazione.

Detto ciò allego gli ultimi dati raccolti, i test li possiamo considerare ormai terminati.

[b]Riepilogo ottobre.[/b]
Minima Davis: 17.3°C.
Minima Tempest 17.2°C.
Umidità massima Davis: 85.8%.
Umidità massima Tempest: 86.7%.
Pressione massima Davis: 1019.0hPa.
Pressione massima Tempest: 1019.3hPa.
Pressione minima Davis: 1015.9hPa. 
Pressione minima Tempest: 1015.8hPa.
Pioggia Davis: 151.4 mm. 
Pioggia Tempest: 152.4 mm. 
Pioggia manuale: 148.3 mm

[b]Giorno 6-11-2021[/b]:Tempest 0.9 mm, Davis 1.0 mm.

[b]Ieri[/b]: Tempest 11.2 mm.Manuale 10.7 mm.Davis 10.6 mm.

[b]Oggi[/b]: Tempest 16.0 mmManuale 15.3 mmDavis 14.8 mm.


-----------------------------------
Ivan13
Ven 26 Nov, 2021 22:34

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buona sera a tutti. Pubblico gli ultimi dati raccolti: vi sono stati grandi miglioramenti, ora i dati tra tempest e vp2 sembrano ben allineati. Questi i dati:

23-11-2021: davis 0,6mm, tempest 0,5mm
25-11-2021: davis 9,2mm, tempest 9,2mm

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fbf19a1a_8fff_429b_a8fd_a8ea7b56a2e4.jpg[/img] 
La pioggia del 25-11-2021 è stata variabile, a tratti debole, a tratti forte e a tratti molto forte.

Stanotte invece: davis 1,8mm mentre tempest 1,8mm; accumulo odierno completo di 5,2mm per la davis mentre 4,8mm per la tempest

Questo è tutto per il momento.

Aggiungo, a titolo informativo, che in casa weatherflow stanno lavorando per creare il booster che permetta di ricaricare più velocemente le batterie presenti nella stazione, accessorio molto utile per gli utenti che non hanno una luminosità giornaliera tale da poter fare ricaricare completamente le batterie.


-----------------------------------
Ivan13
Dom 12 Dic, 2021 21:51

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buona sera. Altri dati raccolti:

6/12: Davis 19.4 mm; Tempest 20.3 mm

7/12: Davis 11.4 mm; Tempest 12.5 mm (con false letture per venti oltre 50 km/h che hanno causato vibrazioni nella stazione).

9/12: Davis 9.0 mm; Tempest 9.3 mm.

10/12: Davis 17.2 mm; Tempest 17.4 mm.

11/12: Davis 38.6 mm; Tempest 39.6 mm.

12/12: Davis 5.8 mm; Tempest 5.8 mm.


-----------------------------------
neve_ap
Lun 19 Feb, 2024 16:59

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Ma com'è possibile che ancora non si può acquistare in Europa?


-----------------------------------
Ivan13
Lun 19 Feb, 2024 19:01

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[quote user="neve_ap" post="612985"]Ma com'è possibile che ancora non si può acquistare in Europa?[/quote]

Ciao, non saprei dirti. Hanno purtroppo rimandato più volte la data alla quale sarà possibile acquistare la stazione!


-----------------------------------
neve_ap
Lun 11 Mar, 2024 17:21

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buonasera, 
Ho ricevuto la stazione Tempest circa 15 giorni fa, con un particolare invito con il quale si riesce ad acquistare la stazione anche qui in Europa e da 5 giorni l'ho ''accostata'' alla mia fedelissima Davis Vantage pro 2 con schermo Day Time ( ventilazione diurna) installate entrambe su tetto condominiale a circa 15 metri dal suolo.
Innanzitutto la velocità e la facilità di installazione sono a dir poco imbarazzanti rispetto ad una stazione meteo professionale, potenza del segnale ottima, considerate che l'hub interno della stazione e nel rustico ed il sensore esterno è su tetto condominiale come già detto, con 4 appartamenti da ''attraversare''
Come potete vedere dai primissimi dati registrati, devo dire che a livello termico sono rimasto molto sorpreso dai dati registrati, temperature medie giornaliere e minime praticamente sovrapponibili, addirittura qualche decimo in meno in favore della Tempest sui valori Massimi giornalieri.
Per il momento un grosso neo viene registrato da un punto di vista pluviometrico, infatti c'è una considerevole sovrastima delle precipitazioni. 
In particolare, il giorno 6 marzo, con un episodio di forte groupel, la stazione ha nettamente sovrastimato le precipitazioni, ieri addirittura oltre 15 mm di ''pioggia fantasma'' quando si è alzato il vento oltre i 50 km/h.
Ci sono stati anche altri giorni precedenti al 6 marzo di confronto che non ho preso in considerazione, in quanto la Tempest era provvisoriamente installata in giardino, ma posso dire che anche in giornate di pioggia con completa assenza di vento, le cose non sono andate un granchè bene :

29/02 Davis 18,5 mm Tempest 23,0 mm
01/03 Davis   5,8 mm Tempest    8,9 mm 
02/03 Davis  4,8 mm   Tempest   8,2 mm 

Sul discorso della pioggia fantasma con la ventilazione sostenuta mi riservo di fare ulteriori prove, in quanto la sistemazione attuale è su di un palo che con forti raffiche oscilla, quindi andrà sistemato. 
Tuttavia nelle giornate del 29/02 01/03 e 02/03 la ventilazione era completamente assente, quindi rimane alla base un problema di grossa sovrastima. Li contatterò in merito.


