https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672
-----------------------------------
green63
Ven 03 Feb, 2017 18:39

Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Mi è capitata un'occasione per un iss Vue seminuovo, probabilmente potrei installarlo nell'altro mio giardino, che rispetto a dove è posizionata la vp2 rimane a Sud.
Ho già una consolle Vue che mi avanza, dovrei solo aggiungergli il datalogger, mini pc basso consumo pronto.
Riuscirei ad installarlo su prato a 2 mt di altezza, anche se avrebbe la casa a pochi metri, quindi dati vento assolutamente inutili, ma per quello non mi preoccupo, in primavera l'anemometro della vp2 verrà spostato a 8mt di altezza con ripetitore  ;) 

Ora, conoscendo il fatto che la Vue tende a sovrastimare in condizioni di sole intenso e scarsa ventilazione, ho in mente di modificare l'iss, non lo installerò cosi com'è
la mia idea, e qui vorrei il parere di chi è sicuramente più esperto di me, è quella di aumentare lievemente il numero dei piatti portandolo a 6, tutti forati, l'ultimo piatto in basso ospiterà una mini ventola in estrazione a bassa rotazione, il sensore verrà ovviamente intubato, l'ultimo piatto in basso, quello in cui verrà installata la ventola avrà un filtro protettivo in uscita.

Alimentazione tramite mini pannello solare orientato a S,  pertanto in configurazione daytime. cosa ne pensate?

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_03_18_24_20.png[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 03 Feb, 2017 20:27

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Potresti provare ;) Comunque la vue che Sensirion monta?

Io il mio per risparmiare almeno per ora, ho messo l'ultimo piatto forato con una rete per zanzariere, almeno c'è più ricircolo d'aria
Certo non è come un ventilato
Vorrei fare un day time in futuro, ma se lo faccio utilizzo solo un sensore, se non con due stanno scomodi a intubarli, anche perché devo fare i cablaggi


-----------------------------------
green63
Ven 03 Feb, 2017 20:42

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423859"]Potresti provare ;) Comunque la vue che Sensirion monta?

Io il mio per risparmiare almeno per ora, ho messo l'ultimo piatto forato con una rete per zanzariere, almeno c'è più ricircolo d'aria
Certo non è come un ventilato
Vorrei fare un day time in futuro, ma se lo faccio utilizzo solo un sensore, se non con due stanno scomodi a intubarli, anche perché devo fare i cablaggi[/quote]

La Vue se non erro monta l'sht11, lo stesso che montava la vp2 fino all'anno scorso, il suo schermo è minuscolo, già riuscire a farlo intubato sarà un'impresa, fortunatamente il volume d'aria che verrà a crearsi è estremamente ridotto, pertanto una ventola da 40mm a bassa rotazione dovrebbe avere un CFM sufficiente.
L'idea è di intubare parzialmente il sensore, essendo integrato alla base dell'iss, diciamo a metà altezza della capsula protettiva, questo per garantire un corretto flusso d'aria.

Nella mia idea il tubo dovrà avere un effetto ad imbuto sulla sua parte superiore, al fine di "agevolare" quanto più possibile il modesto flusso d'aria che si verrà a creare.

Mi sono anche posto la problematica del calore di risalita dal motore della ventola ma, date le sue minime dimensioni, la bassa velocità di rotazione, e la distanza dal sensore, penso non debba creare problemi in questo senso.

Proverò  :wink:


-----------------------------------
Gab78
Ven 03 Feb, 2017 22:01

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Molto interessante!  :ok:


-----------------------------------
green63
Ven 03 Feb, 2017 22:18

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="423868"]Molto interessante!  :ok:[/quote]

Grazie, quello che mi spaventa sono le minime dimensioni su cui si va a lavorare, ma tenterò comunque, se non dovessi riuscire, ma conoscendomi sputerò sangue prima di rinunciare, aumenterò a 8 il numero dei piatti.
 :wink:


-----------------------------------
green63
Sab 04 Feb, 2017 23:06

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Allora, intanto oggi ho trovato il kit di piatti di ricambio che sarà necessario per fare la modifica
[url=http://www.weatherspares.co.uk/davis-vantage-vue-iss-radiation-shield-339-p.asp]Link
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_04_22_56_23.png[/img] 

Per il pannello solare sono piuttosto indeciso, non so se tentare di configurarla in daytime , o, aggiungendo un piccolo raddrizzatore e una minuscola batteria tampone farlo funzionare anche nelle ore notturne, questo sempreche la modifica si riesca a fare, devo avere in mano l'iss prima di poterlo verificare.

Per la ventola sarei indirizzato su una 25x25 o addirittura su una 17x17 a 12 volt, considerando i consumi un pannello simile a quello dell'iss è più che sufficiente  ;) 

Aggiornerò man mano  :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 05 Feb, 2017 10:57

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
... :ok:


-----------------------------------
andrea75
Dom 05 Feb, 2017 12:40

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Ottimo Mauro! ;) Bel progetto!


-----------------------------------
green63
Dom 05 Feb, 2017 21:47

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="423988"]Ottimo Mauro! ;) Bel progetto![/quote]

Grazie Andrea, spero di essere all'altezza, credo che fino ad ora nessuno abbia provato tale modifica,
a parte questo tentativo seppur parziale e senza intubare il sensore, eseguito in un'installazione di certo estrema in termini di caldo e mancanza di ventilazione con sovrastime anche di 5°

http://www.instructables.com/id/Solar-Powered-Aspirator-for-Vantage-Vue-Weather-St/

le minime dimensioni sono un grosso ostacolo, ma spero di riuscire e, ancor di più, spero che i risultati siano tangibili.

 :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 05 Feb, 2017 21:58

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Anche per un eventuale batteria in parallelo al pannello, diventa difficile con quello spazio ridotto!


-----------------------------------
green63
Dom 05 Feb, 2017 22:07

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
No no Eugenio, nel caso optassi per la ventilazione costante pannello, raddrizzatore e batteria sarebbero in un contenitore separato e fissato al palo di sostegno della stazione, e comunque sarà così anche se lo facessi solo daytime, la struttura dell'iss non la modifico se non nella sezione schermo, il resto rimane originale.

Scusa la qualità del disegno ma è solo per far capire  :inchino: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_05_22_05_47.png[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Dom 05 Feb, 2017 22:14

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Ahh capito :ok: quindi ti regolerai giusto con un po' di cablaggi e ventola sotto lo schermo solare.
A questo punto il pannello ti conviene metterlo nel punto migliore per prendere il Sole, forse anche separato dal palo della Iss. Poi certo dipende se vuoi meno ingombro possibile ;)
Per raddrizzatore intendi il Diodo di protezione se il pannello lo attacchi alla batteria?


-----------------------------------
green63
Dom 05 Feb, 2017 22:19

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424041"]Ahh capito :ok: quindi ti regolerai giusto con un po' di cablaggi e ventola sotto lo schermo solare.
A questo punto il pannello ti conviene metterlo nel punto migliore per prendere il Sole, forse anche separato dal palo della Iss. Poi certo dipende se vuoi meno ingombro possibile ;)[/quote]

Si certo,  il disegno è obbrobrioso ma posizione e inclinazione del pannello seguiranno ovviamente le regole della maggior esposizione possibile.
Voglio integrare tutto assieme per rendere il tutto il più compatto possibile, dal pannello allo schermo poi basterà un semplice passaggio di un cavo opportunamente fissato una volta fatte le prove.

La mia idea è di istallare la vue su treppiede da giardino a fianco della vp2 (ca. 1 mt di distanza, medesima altezza) dalla prossima primavera e testarne l'efficacia con le giuste condizioni.

Non so se riuscirò fin da subito ad installare il datalogger, probabilmente inizialmente il confronto lo farò sugli estremi, ma entro inizio estate anche la vue deve essere in grado di generare grafici  ;) 

 :bye:

Scusa Eugenio, non ti ho risposto in merito al raddrizzatore si scusami intendevo un diodo + raddrizzatore, una cosa del genere

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_05_22_31_04.png[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Dom 05 Feb, 2017 23:18

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="424042"]

Scusa Eugenio, non ti ho risposto in merito al raddrizzatore si scusami intendevo un diodo + raddrizzatore, una cosa del genere

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_05_22_31_04.png[/img][/quote]

Tutto chiaro riguardo al resto  :ok: 

Riguardo al raddrizzatore, sarebbe un regolatore di tensione, si usa specie per stabilizzare la tensione, il diodo invece fa da raddrizzatore e serve da protezione quando attacchi una batteria in parallelo a un pannello solare, perché senza quel diodo, la batteria quando ha tensione maggiore del pannello, (ovvero durante le ore notturne oppure anche in presenza di molte nuvole) si scaricherebbe sul pannello danneggiandolo. Invece con il diodo messo in quel modo, ovvero catodo verso il + della batteria, il diodo fa passare solo tensioni negative da quella parte, che non è il caso della batteria visto che la batteria dà tensione positiva ovviamente :D Mentre invece l'anodo del Diodo che è rivolto verso il pannello fa passare solo tensioni positive, ovvero quella del pannello. ;) In pratica, passa solo la tensione del pannello verso la batteria grazie a quel diodo.
Ovviamente un diodo al silicio ha una caduta di tensione di circa 0.7V questo fa sì che dal pannello non usciranno mai 12V precisi, da questo il regolatore. ;)
 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 05 Feb, 2017 23:24

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424052"][quote user="green63" post="424042"]

Scusa Eugenio, non ti ho risposto in merito al raddrizzatore si scusami intendevo un diodo + raddrizzatore, una cosa del genere

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_05_22_31_04.png[/img][/quote]

Tutto chiaro riguardo al resto  :ok: 

Riguardo al raddrizzatore, sarebbe un regolatore di tensione, si usa specie per stabilizzare la tensione, il diodo invece fa da raddrizzatore e serve da protezione quando attacchi una batteria in parallelo a un pannello solare, perché senza quel diodo, la batteria quando ha tensione maggiore del pannello, (ovvero durante le ore notturne oppure anche in presenza di molte nuvole) si scaricherebbe sul pannello danneggiandolo. Invece con il diodo messo in quel modo, ovvero catodo verso il + della batteria, il diodo fa passare solo tensioni negative, che non è il caso della batteria visto che la batteria dà tensione positiva ovviamente :D Mentre invece l'anodo del Diodo che è rivolto verso il pannello fa passare solo tensioni positive, ovvero quella del pannello. ;) In pratica, passa solo la tensione del pannello verso la batteria grazie a quel diodo.
Ovviamente un diodo al silicio ha una caduta di tensione di circa 0.7V questo fa sì che dal pannello non usciranno mai 12V precisi, da questo il regolatore. ;)
 :bye:[/quote]

Grazie Eugenio, si intuisce facilmente dalle tua parole quanto questo per te sia pane quotidiano, di certo non per me, l'importante è che il circuito sia efficace.
Cmq vedrò, non so ancora se avrò necessità o meno della ventilazione notturna, inizialmente proverò certamente senza, i test  diranno se sarà utile o meno, sarei preoccupato se il sensore fosse totalmente intubato, con il rischio quindi di "soffocarlo" durante ad esempio giornate nuvolose, ma così non è in progetto, vedremo

grazie
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Feb, 2017 00:28

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="424056"]

Grazie Eugenio, si intuisce facilmente dalle tua parole quanto questo per te sia pane quotidiano, di certo non per me, l'importante è che il circuito sia efficace.
Cmq vedrò, non so ancora se avrò necessità o meno della ventilazione notturna, inizialmente proverò certamente senza, i test  diranno se sarà utile o meno, sarei preoccupato se il sensore fosse totalmente intubato, con il rischio quindi di "soffocarlo" durante ad esempio giornate nuvolose, ma così non è in progetto, vedremo

grazie
 :bye:[/quote]

Prego! Mi piace molto mangiare questo tipo di pane come l'elettronica  :mrgreen:  
Tienici aggiornati sui progressi comunque.  8)) 
 :bye:


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Lun 06 Feb, 2017 08:08

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424052"][quote user="green63" post="424042"]

Scusa Eugenio, non ti ho risposto in merito al raddrizzatore si scusami intendevo un diodo + raddrizzatore, una cosa del genere

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_05_22_31_04.png[/img][/quote]

Tutto chiaro riguardo al resto  :ok: 

Riguardo al raddrizzatore, sarebbe un regolatore di tensione, si usa specie per stabilizzare la tensione, il diodo invece fa da raddrizzatore e serve da protezione quando attacchi una batteria in parallelo a un pannello solare, perché senza quel diodo, la batteria quando ha tensione maggiore del pannello, (ovvero durante le ore notturne oppure anche in presenza di molte nuvole) si scaricherebbe sul pannello danneggiandolo. Invece con il diodo messo in quel modo, ovvero catodo verso il + della batteria, il diodo fa passare solo tensioni negative da quella parte, che non è il caso della batteria visto che la batteria dà tensione positiva ovviamente :D Mentre invece l'anodo del Diodo che è rivolto verso il pannello fa passare solo tensioni positive, ovvero quella del pannello. ;) In pratica, passa solo la tensione del pannello verso la batteria grazie a quel diodo.
Ovviamente un diodo al silicio ha una caduta di tensione di circa 0.7V questo fa sì che dal pannello non usciranno mai 12V precisi, da questo il regolatore. ;)
 :bye:[/quote]
Io nel mio pannello ho un diodo schottky, regolatore di carica, (molto economino 12v 5ah) e mi blocca l'aimentazione prima che si scarichi del tutto la batteria, e si rovini nel tempo.
In più ho dei fusibili sia nella batteria che nel pannello solare (prevenire meglio che curare)  8)) 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Feb, 2017 09:58

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Sì, glielo volevo consigliare un diodo schottky ;) Hanno pure meno caduta di tensione
Anche l MPPT può essere utile, però già occupa più spazio poi.


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Lun 06 Feb, 2017 11:28

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424096"]Sì, glielo volevo consigliare un diodo schottky ;) Hanno pure meno caduta di tensione
Anche l MPPT può essere utile, però già occupa più spazio poi.[/quote]
Mi sembra che voglia mettere tutto su scatola esterna, già che c'è, gli conviene un bel lavoretto  8)) 
se mette una buona batteria, e pannello, puo fruttare il tutto anche per altre cose  :mrgreen:


-----------------------------------
green63
Lun 06 Feb, 2017 21:42

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="424106"][quote user="As_Needed" post="424096"]Sì, glielo volevo consigliare un diodo schottky ;) Hanno pure meno caduta di tensione
Anche l MPPT può essere utile, però già occupa più spazio poi.[/quote]
Mi sembra che voglia mettere tutto su scatola esterna, già che c'è, gli conviene un bel lavoretto  8)) 
se mette una buona batteria, e pannello, puo fruttare il tutto anche per altre cose  :mrgreen:[/quote]

Grazie per i preziosi consigli, da due esperti come voi non posso che apprendere  :inchino: 
Per il momento in verità, come già dicevo, vorrei partire con la sola ventilazione diurna, comunque se voleste postare un circuitino semplificato e i componenti che voi adottereste intanto mi procuro il necessario per un eventuale upgrade

Non so se siamo OT rispetto al post, ma per me possiamo lasciare qui, se il progetto dovesse andar bene sarà un vademecum completo, al termine, e se i risultati saranno validi,  ovviamente posterò le varie fasi della realizzazione e foto a supporto

grazie ancora


-----------------------------------
green63
Mar 07 Feb, 2017 16:40

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Piccolo aggiornamento, intanto è arrivato l'iss e devo dire che si presentava in buone condizioni, ho comunque proceduto allo smontaggio totale, pulizia della carcassa e lucidatura, lavaggio e lucidatura dello schermo, lavaggio della tela della capsula protettiva, lucidatura anemometro e base, smontaggio e pulizia accurata della bascula del pluvio.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_07_16_31_49.jpg[/img] 

Prime considerazioni negative:

I piatti chiusi, che sono gli ultimi due dal basso, hanno una superficie compatibile con l'installazione di una ventola da 25mm, purtroppo invece l'interno dei piatti aperti ha uno spazio utile di soli 22,5mm, impossibile pertanto inserire un tubo da 25mm come previsto a meno di non intervenire di dremel sui piatti, cosa che non ho intenzione di fare

Credo inoltre che il diametro di 22,5mm sia assolutamente fuori dai nostri standard, vedrò di informarmi, potrei ridurre il tubo a 20mm ma a quel punto avrebbe diametro inferiore alla capsula protettiva del sensore  :x 

Oggi si va per brico e ferramenta varie, vediamo cosa rimedio  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 07 Feb, 2017 16:47

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Peccato veramente quel poco spazio! non si riesce nemmeno a usare uno schermo più grande! Se solo si potesse "allungare" il sensore più in basso...


-----------------------------------
green63
Mar 07 Feb, 2017 16:53

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424274"]Peccato veramente quel poco spazio! non si riesce nemmeno a usare uno schermo più grande! Se solo si potesse "allungare" il sensore più in basso...[/quote]

Infatti, ma purtroppo il sensore è fissato alla base,è si rimovibile ma non ha un cavo standard ne di lunghezza sufficente da poterne variare il posizionamento.
Comunque non demordo,sapevo che non sarebbe stato facile, ma ho appena iniziato  :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Feb, 2017 21:50

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
proseguendo ad analizzare le possibili soluzioni mi sono scontrato con un'altra difficoltà, ma io mi chiedo, come sia possibile progettare un sistema di fissaggio dello schermo con viti autofilettanti?!?
cioè lo schermo è fissato con 2 viti autofilettanti che vanno ad aggrapparsi ad una minuscola sede di plastica piena nella base dell'iss, cosa succederà dopo che verranno svitate e nuovamente avvitate per decine di volte?

Mettere una semplice boccola filettata affogata nella plastica sarebbe certamente costato qualche centesimo in più, ma dai!! 

Così diventa difficile anche aggiungere piatti, a meno di trovare delle viti in acciaio autofilettanti da 3,2x100mm e oltre, e qui chiedo aiuto a chi può, nella mia zona oggi non sono riuscito a trovarle, o modificare la base, eliminare la sede attuale e passare due barre filettate inox da 3mm.

bah  :mah:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 07 Feb, 2017 22:05

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Risparmiano sempre su queste cose, anche se sembra ingiusto su migliaia di prodotti quel centesimo gli fa la differenza: sti economisti :D Anche su gli strumenti musicali è la stessa cosa, ti mettono un legno buono e meccaniche penose, quanto gli costeranno, 5 euro in più? Tutti quegli omoni di affari si mettono d'accordo così :D
E' un casino avere queste limitazioni, a me per adesso viene in mente solo di modificare la base..


-----------------------------------
Gab78
Mar 07 Feb, 2017 22:05

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Lavoro di pazienza assolutamente certosina...  :eek: 

Per quanto riguarda le viti, in effetti non sono il massimo... Tuttavia, procedendo a periodiche operazioni di smontaggio e pulizia, le ho avvitate e svitate tantissime volte, senza incontrare problemi.

Discorso diverso, ovviamente, per quanto riguarda l'inserimento di piatti aggiuntivi...

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Feb, 2017 22:53

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Intanto ho provveduto a eliminare la piccola base in plastica e installare due barre inox da 3 mm passanti

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_07_22_51_56.jpg[/img] 

Ora è possibile aggiungere piatti a piacere e fissarli con galletti stile dw7714  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_07_22_52_08.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 08 Feb, 2017 11:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Mini ventola 25x25 12 volt arrivata, ora devo studiare il modo di intubare il sensore, sto pensando a qualcosa del genere

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/pvc.jpg[/img] 

il lato svasato andrà ridimensionato e volto verso il sensore, ora attendo l'arrivo dei piatti aggiuntivi e del pannello solare 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 11 Feb, 2017 11:56

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Sto valutando di non intubare il sensore, troppo a rischio soffocamento così, d'altronde l'obbiettivo principale è di evitare ristagni di aria calda all'interno del piccolo schermo.
Pertanto procederò perlomeno inizialmente cosi:

I primi 3 piatti partendo dall'iss rimarranno invariati, verranno aggiunti altri 2/3 piatti aperti, il penultimo chiuso ospita la ventola in estrazione, l'ultimo sarà forato in corrispondenza della ventola con griglia protettiva.

Questa parte è già pronta, attendo l'arrivo dei piatti di ricambio presumo per inizio prox settimana  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_11_11_55_05.jpg[/img]


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Sab 11 Feb, 2017 11:58

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="424559"]Sto valutando di non intubare il sensore, troppo a rischio soffocamento così, d'altronde l'obbiettivo principale è di evitare ristagni di aria calda all'interno del piccolo schermo.
Pertanto procederò perlomeno inizialmente cosi:

I primi 3 piatti partendo dall'iss rimarranno invariati, verranno aggiunti altri 2/3 piatti aperti, il penultimo chiuso ospita la ventola in estrazione, l'ultimo sarà forato in corrispondenza della ventola con griglia protettiva.

Questa parte è già pronta, attendo l'arrivo dei piatti di ricambio presumo per inizio prox settimana  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_11_11_55_05.jpg[/img][/quote]
Così mi piace di più, il metodo tubo non mi convince molto (troppo piccolo x me)


-----------------------------------
green63
Sab 11 Feb, 2017 12:04

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="424560"][quote user="green63" post="424559"]Sto valutando di non intubare il sensore, troppo a rischio soffocamento così, d'altronde l'obbiettivo principale è di evitare ristagni di aria calda all'interno del piccolo schermo.
Pertanto procederò perlomeno inizialmente cosi:

I primi 3 piatti partendo dall'iss rimarranno invariati, verranno aggiunti altri 2/3 piatti aperti, il penultimo chiuso ospita la ventola in estrazione, l'ultimo sarà forato in corrispondenza della ventola con griglia protettiva.

Questa parte è già pronta, attendo l'arrivo dei piatti di ricambio presumo per inizio prox settimana  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_11_11_55_05.jpg[/img][/quote]
Così mi piace di più, il metodo tubo non mi convince molto (troppo piccolo x me)[/quote]

Infatti, ci stavo pensando e confermi i miei dubbi, si lavora su volumi troppo piccoli, e rischierei di ottenere un risultato peggiore e addirittura pessimo se la ventola si ferma, così invece, tenendo un regime di rotazione basso, aiuto solo a smaltire il calore interno  :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Sab 11 Feb, 2017 12:22

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Carina comunque l'idea ;) Il tubo in effetti è troppo piccolo


-----------------------------------
green63
Sab 11 Feb, 2017 13:59

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424570"]Carina comunque l'idea ;) Il tubo in effetti è troppo piccolo[/quote]

Grazie Eugenio, sto cercando di fare tutto al meglio, intanto poco fa ho terminato una boccola in pvc che andrà interposta tra il piatto con la ventola e l'ultimo dove è posizionata la griglia, questo per far lavorare al meglio la ventolina ed impedire l'ingresso di insetti all'interno della ventola  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_11_13_50_49.jpg[/img]


-----------------------------------
Gab78
Sab 11 Feb, 2017 14:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Davvero un eccellente lavoro!  :ok: 

Quasi quasi, anche se in realtà per ora, non ce n'è bisogno visto che la mia ubicazione è costantemente ventilata, ti avrei affidato, dietro corrispettivo, ovviamente...  :D  lo stesso lavoro sulla mia Vue...  :friends:


-----------------------------------
green63
Sab 11 Feb, 2017 14:46

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="424596"]Davvero un eccellente lavoro!  :ok: 

Quasi quasi, anche se in realtà per ora, non ce n'è bisogno visto che la mia ubicazione è costantemente ventilata, ti avrei affidato, dietro corrispettivo, ovviamente...  :D  lo stesso lavoro sulla mia Vue...  :friends:[/quote]

Ah ah :lol: 
grazie, io ora preparo tutto, poi a marzo istallo la vue modificata a 1mt di distanza dalla vp2, stessa altezza, la giro a rovescio, quindi con schermo solare a sud, questo per evitare che lo schermo resti in ombra a causa dell'iss e quindi nelle identiche condizioni in cui ho la vp2.
Poi, se i risultati sono quelli che spero (-04/06° rispetto alla vp2 standard passiva con sole e vento assente) posterò tutte le operazioni e i materiali necessari per fare la modifica, sennò butto tutto in discarica  :D 
Comunque la spesa maggiore sono i piatti di ricambio, il resto sono pochi euro e un po di voglia  :ok:


-----------------------------------
green63
Mer 15 Feb, 2017 09:49

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Aggiornamento, piatti aggiuntivi arrivati, ventola fissata, ho provveduto anche a fissare il cavo di alimentazione per evitare che possa essere accidentalmente strappato

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_15_09_46_37.jpg[/img] 

Ora la Vue 8 piatti ventilata è pronta, in giornata o al massimo domani preparerò il pannello solare e il palo per l'installazione in giardino  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_15_09_46_32.jpg[/img]


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Mer 15 Feb, 2017 10:36

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
La ventola quanti giri fa ? utilizzi i 12v o la sottoalimenti ?
 8))


-----------------------------------
green63
Mer 15 Feb, 2017 10:41

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="424791"]La ventola quanti giri fa ? utilizzi i 12v o la sottoalimenti ?
 8))[/quote]

Sottoalimentata tramite resistenza, la resistenza non la vedi perchè è "affogata" nel cavo esterno, per ora ne dimezza la velocità, poi dovrò fare alcune prove ma si riesce facilmente senza smontare nulla  :wink:


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Mer 15 Feb, 2017 10:44

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="424792"][quote user="SappanicoMeteo" post="424791"]La ventola quanti giri fa ? utilizzi i 12v o la sottoalimenti ?
 8))[/quote]

Sottoalimentata tramite resistenza, la resistenza non la vedi perchè è "affogata" nel cavo esterno, per ora ne dimezza la velocità, poi dovrò fare alcune prove ma si riesce facilmente senza smontare nulla  :wink:[/quote]
 :ok: 
Io tentai con una ventola pù grande, con 6v mi sembrava ok, 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 15 Feb, 2017 10:56

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Bel lavoro! ;)


-----------------------------------
green63
Mer 15 Feb, 2017 10:59

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="424796"]Bel lavoro! ;)[/quote]

Grazie Eugenio, sono onorato che ti piaccia  :inchino:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 15 Feb, 2017 11:58

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="424797"][quote user="As_Needed" post="424796"]Bel lavoro! ;)[/quote]

Grazie Eugenio, sono onorato che ti piaccia  :inchino:[/quote]

Di niente!!  :ok:  :ok:


-----------------------------------
andrea75
Mer 15 Feb, 2017 12:11

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Davvero un lavorone! Servirà a tanti, ne sono convinto. Bravo! ;)


-----------------------------------
Gab78
Mer 15 Feb, 2017 13:38

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Lavorone!  :inchino:


-----------------------------------
green63
Mer 15 Feb, 2017 13:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Grazie ragazzi, troppo gentili  ;) 
intanto pannello solare arrivato stamattina, provato tutto ok, ora è in preparazione

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_15_13_39_37.jpg[/img]


-----------------------------------
Gab78
Mer 15 Feb, 2017 13:43

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Io brevetterei il tutto...  :D  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 15 Feb, 2017 13:46

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="424815"]Io brevetterei il tutto...  :D  ;)[/quote]

ehh, prima di tutto bisogna vedere e verificare attentamente che funzioni....e per funzionare intendo che mi aspetto differenze apprezzabili con la vp2 passiva con sole cocente e assenza di vento, se, come penso, si guadagnano i 04/06 decimi allora facciamo un kit lineameteo  :lol:  :lol:


-----------------------------------
green63
Sab 18 Feb, 2017 22:28

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Se riesco, da domani la vue modificata sarà installata in giardino, come anticipato su palo a circa 1mt dalla vp2, medesima altezza, esposizione schermo solare a S, per avere medesima esposizione della vp2, questo comporterà un consumo elevato della batteria cr123 dato che il pannello solare, esposto a N, non riceverà sole praticamente mai, ma ho un paio di batterie di scorta  ;) 

Osservando la vp2 in condizioni di sole mi sono reso conto di una cosa importante, cosa che ognuno può verificare, il box che contiene il trasmettitore ISS crea un'ombra artificiale che va a ombreggiare lo schermo, proprio nella parte centrale, per circa il 60% della superficie esposta, non so se questo sia voluto o meno ma, per far le cose per bene, cercherò di fare medesima cosa sull'ISS della Vue, ovviamente con dimensioni minori e calcolate sulle dimensioni effettive del suo piccolo schermo.

Seguiranno foto del posizionamento e, nei prossimi giorni, i primi confronti  :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 19 Feb, 2017 09:51

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425027"]Se riesco, da domani la vue modificata sarà installata in giardino, come anticipato su palo a circa 1mt dalla vp2, medesima altezza, esposizione schermo solare a S, per avere medesima esposizione della vp2, questo comporterà un consumo elevato della batteria cr123 dato che il pannello solare, esposto a N, non riceverà sole praticamente mai, ma ho un paio di batterie di scorta  ;) 

Osservando la vp2 in condizioni di sole mi sono reso conto di una cosa importante, cosa che ognuno può verificare, il box che contiene il trasmettitore ISS crea un'ombra artificiale che va a ombreggiare lo schermo, proprio nella parte centrale, per circa il 60% della superficie esposta, non so se questo sia voluto o meno ma, per far le cose per bene, cercherò di fare medesima cosa sull'ISS della Vue, ovviamente con dimensioni minori e calcolate sulle dimensioni effettive del suo piccolo schermo.

Seguiranno foto del posizionamento e, nei prossimi giorni, i primi confronti  :bye:[/quote]

Attendiamo con fiducia i risultati!  :ok:


-----------------------------------
green63
Dom 19 Feb, 2017 10:25

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Intanto stamattina ho terminato l'installazione, non è certo il massimo della precisione ne della bellezza ma in questa fase non è importante  ;) 
ovviamente anemometro e pluviometro no sono affidabili come dati, la vue non è neanche perfettamente in bolla ma per temperatura e umidità penso siamo ok.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vue.jpg[/img] 

Altezza uguale alla vp2, distanza circa 80 cm. ora sto preparando un mini pannello di colore bianco  dimensioni calcolate sulla differenza dimensionale con il box dell'iss della vp2 che andrà ad ombreggiare il piccolo schermo parzialmente come avviene sulla vp2.

Oggi do il tempo al gruppo di acclimatarsi, da domani inizio a registrare gli estremi

 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 19 Feb, 2017 12:34

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
La vue sembra essersi stabilizzata e allineata alla vp2, ora ambedue le stazioni sono al sole, la ventola della vue gira regolarmente anche se oggi i suoi effetti saranno nulli, la ventilazione naturale è già abbastanza sostenuta  ;) 

vp2 10,5 - rh 76%
vue 10,6 - rh 76%
 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_19_12_34_09.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_19_12_34_03.jpg[/img] 

cielo irregolarmente nuvoloso


-----------------------------------
As_Needed
Dom 19 Feb, 2017 12:43

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Continua così ;) Poi bisogna metterci anche in conto i sensori tra vue e VP2 che sono diversi ;)


-----------------------------------
green63
Dom 19 Feb, 2017 12:48

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425053"]Continua così ;) Poi bisogna metterci anche in conto i sensori tra vue e VP2 che sono diversi ;)[/quote]

Ah per quello non mi preoccupo, l'altro ieri ho messo in camera buia l'iss della vue e un sensorpush stracollaudato che ha sempre segnato esattamente i valori della vp2 e per me è un riferimento assoluto.
dopo 12 ore di camera buia ho provveduto ad una regolazione fine dell'offset della vue, che sovrastimava di 0,2° ma questo è normale, rientra perfettamente nelle tolleranze del sht11, non avrei mai montato l'iss della vue senza effettuare questo passaggio, ho solo dimenticato di postarlo  :wink: 
ora sht11 e sensore vp2 sono perfettamente allineati.


-----------------------------------
As_Needed
Dom 19 Feb, 2017 12:54

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425054"][quote user="As_Needed" post="425053"]Continua così ;) Poi bisogna metterci anche in conto i sensori tra vue e VP2 che sono diversi ;)[/quote] non avrei mai montato l'iss della vue senza effettuare questo passaggio, ho solo dimenticato di postarlo  :wink: [/quote]

 :ok:  :ok:  Poi certo, anche facendo questa calibrazione e avendo tarato un po' questo difetto, rimane il fatto che hanno accuratezze e ripetibilità diverse, ma diciamo che i risultati saranno buonissimi se lo scarto rimarrà sempre inferiore allo 0.5°C ;) In quel caso sarebbe la prova che lo schermo funziona bene in condizioni di Sole intenso  ;)


-----------------------------------
green63
Dom 19 Feb, 2017 13:01

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425055"][quote user="green63" post="425054"][quote user="As_Needed" post="425053"]Continua così ;) Poi bisogna metterci anche in conto i sensori tra vue e VP2 che sono diversi ;)[/quote] non avrei mai montato l'iss della vue senza effettuare questo passaggio, ho solo dimenticato di postarlo  :wink: [/quote]

 :ok:  :ok:  Poi certo, anche facendo questa calibrazione e avendo tarato un po' questo difetto, rimane il fatto che hanno accuratezze e ripetibilità diverse, ma diciamo che i risultati saranno buonissimi se lo scarto rimarrà sempre inferiore allo 0.5°C ;) In quel caso sarebbe la prova che lo schermo funziona bene in condizioni di Sole intenso  ;)[/quote]

Si certo, non pretendo di aver allineato i sensori, le curve di risposta non sono certo coincidenti, ma penso che non si possa andare oltre i 0,1/,02 di differenza in termini strumentali, tutto ciò che avremo in più, o in meno, sarà dovuto alla modifica.
Questo anche perchè la camera buia che costruii tempo fa lavora in temperatura ambientale, ma anche se si potesse avere la strumentazione per effettuare il test su un range di temperatura più ampio sarebbe comunque inutile non potendo assegnare offset differenti, cmq per ora mi ritengo soddisfatto, ora aspettiamo e vediamo  :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 19 Feb, 2017 13:07

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425057"]

Si certo, non pretendo di aver allineato i sensori, le curve di risposta non sono certo coincidenti, ma penso che non si possa andare oltre i 0,1/,02 di differenza in termini strumentali, tutto ciò che avremo in più, o in meno, sarà dovuto alla modifica.
Questo anche perchè la camera buia che costruii tempo fa lavora in temperatura ambientale, ma anche se si potesse avere la strumentazione per effettuare il test su un range di temperatura più ampio sarebbe comunque inutile non potendo assegnare offset differenti, cmq per ora mi ritengo soddisfatto, ora aspettiamo e vediamo  :wink:[/quote]

Beh è vero anche questo. Poi parliamo di offset di visualizzazione a quanto ho capito e non offset veri e propri al circuito (tipo sensori analogici con circuiti di condizionamento) . A maggior ragione impossibile fare un offset preciso su tutto il range! Comunque, fino allo 0.3 di differenza, io considererei l'esperimento ben riuscito ! ;) 0.5 in effetti è pure troppo, essendo i sensori praticamente alla stessa identica posizione!
 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 19 Feb, 2017 23:38

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Saldo della prima giornata, massima della vp2 10,6, massima della vue 10,6
attuale vp2 4,1
attuale vue 4,0
evidentemente gli 8 piatti incidono positivamente anche sulla sottostima delle temperature minime, altro limite della vue dettato dalle minime dimensioni dello schermo.
è ancora molto presto per trarre conclusioni, procedo a registrare dati e ad aggiornare il post ma i primi segnali sembrano essere incoraggianti  ;) 

ma già in testa frulla un'altra idea malsana, montare un dw7714 al posto dello schermo originale, sporgente in larghezza e sagomato dal lato supporto di fissaggio, alberino di prolunga del sensore direzione del vento...oddio, altre notti insonni  :blink:


-----------------------------------
andrea75
Lun 20 Feb, 2017 09:11

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Direi ottimo lavoro! :) Allineamento quasi perfetto. ;)


-----------------------------------
Gab78
Lun 20 Feb, 2017 13:19

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Grande Mauro!  :inchino:


-----------------------------------
green63
Lun 20 Feb, 2017 14:07

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425107"]Grande Mauro!  :inchino:[/quote]

Grazie, troppo buoni, non ho fatto nulla di particolare, ma era una sfida che mi appassionava, in altri lidi, fuori dai confini mi dissero che era impossibile.... ;) 

Comunque confermo i dati di ieri che sono i seguenti:
minima vp2 3,6
minima vue 3,4
massima vp2 10,6
massima vue 10,6
cielo irregolarmente nuvoloso, soleggiato nelle ore centrali, ventilazione sostenuta

Oggi giornata simile a ieri, minime inferiori stamattina
minima vp2 1,9
minima vue 1,7
massima salvo ritocchi vp2 9,7
massima   "            "       vue 9,8

come possiamo notare, resiste una sottostima, seppur limitata, delle minime notturne, lo schermo esageratamente piccolo ne è la causa, gli 8 piatti contro 5 la aiutano un po, ma non demordo, quel gap devo portarlo a 0! :x 

sole e ventolina della vue che gira regolarmente,anche il downvolt mi sembra centrato, la rotazione è minima, ci si accorge solo avvicinando il palmo della mano alla griglia per percepire il flusso in uscita  ;)

dimenticavo i dati attuali
vp2 9,7 - rh 82%
vue 9,7 - rh 82%  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 20 Feb, 2017 14:55

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Bei risultati ;) Li prenderò come riferimento


-----------------------------------
green63
Lun 20 Feb, 2017 21:27

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Oggi, dopo pranzo, mi sono soffermato un attimo in giardino ed ho notato una cosa che certamente non è così importante ma della quale difficilmente mi sarei reso conto avendo solo la vue come stazione meteo.

Nel momento in cui ero fuori il vento era quasi completamente cessato, c'era solo una timida brezza a piccole raffiche, peraltro di modestissima intensità, ebbene le coppette dell'anemometro della vp2 ruotavano, seppur lentamente, quelle della vue erano inesorabilmente ferme.

Al momento ho pensato, magari è il fatto che l'ho montata al contrario, quindi con anemometro a S che può creargli qualche problema quindi, avendo già registrato la massima e quindi senza temere di inficiare i test, ho leggermente allentato i dadi di fissaggio e ruotato di 180° il gruppo della vue portando l'anemometro a N, come dovrebbe stare.

Nulla, con vento molto debole il threshold o la sensibilità dell'anemometro della vp2 è certamente migliore della vue, sicuramente incidono i materiali utilizzati, cosa che mi fa sempre più ragionare su quanto possa essere valido o meno il rapporto qualità/prezzo della vue rispetto alla vp2  :confuso: 

Ho fatto un piccolo video  ;) 



[youtube]https://youtu.be/poquwSffzxo[/youtube]


-----------------------------------
As_Needed
Lun 20 Feb, 2017 21:47

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Il video mi dice che è privato, comunque di sicuro è questione di aerodinamica dei materiali ;) Anche il La crosse ha questo difetto. Diciamo che non è proprio rilevante, ovvero, soltanto una brezza leggerissimissima non prende


-----------------------------------
green63
Lun 20 Feb, 2017 21:50

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425134"]Il video mi dice che è privato, comunque di sicuro è questione di aerodinamica dei materiali ;) Anche il La crosse ha questo difetto. Diciamo che non è proprio rilevante, ovvero, soltanto una brezza leggerissimissima non prende[/quote]


oops, scusate, sapete sono un po vecchietto per queste cose  :inchino: 
ho corretto e messo pubblico, spero ora si veda, fammi sapere eugenio, grazie  :ok:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 15:21

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Dati di ieri 20/02, cielo quasi sereno con ventilazione debole
temp minima vp2 1,9
temp minima vue 1,7
temp max vp2 9,8
temp max vue 9,8

dati attuali, cielo velato, sole assente, vento debole da NE
temp vp2 10,1
temp vue 10,1

 :bye:


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Mar 21 Feb, 2017 16:38

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Bel lavoro
 :inchino2:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 17:35

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="425193"]Bel lavoro
 :inchino2:[/quote]

grazie, sono contento ti piaccia, pare che gli 8 piatti e la ventilazione stiano dando risultati apprezzabili ma attendo temperature più elevate prima di giungere a conclusioni  ;) 
se riesco entro marzo aggiungo il datalogger alla vue, in questo modo potremo vedere meglio gli andamenti termici spalmati sulle 24 ore 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 19:02

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Scusa per la tarda risposta! Mi sembra comunque che siano molto simili in aerodinamica i due anemometri. Hanno coppette praticamente quasi identiche. Forse potrebbe anche essere che dove appoggia ci sia qualche tipo di sporco, o comunque è una posizione di costruzione che prende un po' male il vento rispetto al Davis


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 19:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425208"]Scusa per la tarda risposta! Mi sembra comunque che siano molto simili in aerodinamica i due anemometri. Hanno coppette praticamente quasi identiche. Forse potrebbe anche essere che dove appoggia ci sia qualche tipo di sporco, o comunque è una posizione di costruzione che prende un po' male il vento rispetto al Davis[/quote]

No no eugenio, l'iss è stato smontato e perfettamente pulito al pari del nuovo 
Le stazioni sono a 80 cm di distanza e senza alcun ostacolo che possa alterare il dato e di certo non cosi vicine
Inoltre il problema si evidenzia qualunque sia la direzione del vento
Altri mi hanno confermato di questa soglia un po alta della vue, il problema parrebbe essere il tipo di alberino utilizzato, anche la vecchia vp1 aveva questo problemino
Certo è una sciocchezza ma è un indicatore del livello inferiore dei materiali utilizzati, spero di non aver scritto baggianate sono sul cell :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 19:16

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425209"][quote user="As_Needed" post="425208"]Scusa per la tarda risposta! Mi sembra comunque che siano molto simili in aerodinamica i due anemometri. Hanno coppette praticamente quasi identiche. Forse potrebbe anche essere che dove appoggia ci sia qualche tipo di sporco, o comunque è una posizione di costruzione che prende un po' male il vento rispetto al Davis[/quote]

No no eugenio, l'iss è stato smontato e perfettamente pulito al pari del nuovo 
Le stazioni sono a 80 cm di distanza e senza alcun ostacolo che possa alterare il dato e di certo non cosi vicine
Inoltre il problema si evidenzia qualunque sia la direzione del vento
Altri mi hanno confermato di questa soglia un po alta della vue, il problema parrebbe essere il tipo di alberino utilizzato, anche la vecchia vp1 aveva questo problemino
Certo è una sciocchezza ma è un indicatore del livello inferiore dei materiali utilizzati, spero di non aver scritto baggianate sono sul cell :wink:[/quote]

Si si, infatti lo sporco lo escludevo però sempre incide anche se non è questo il caso, però l'altra cosa che scrivevo mi sono un po' espresso male, intendevo proprio la posizione sui cui appoggia che è progettata in maniera più superficiale rispetto alla VP2 ;)
Considera il LaCrosse ha questo problema perché le coppette sono molto piccole, a volte prendono malamente il vento, ma niente di chissà quanto rilevante ecco


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 19:32

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425210"][quote user="green63" post="425209"][quote user="As_Needed" post="425208"]Scusa per la tarda risposta! Mi sembra comunque che siano molto simili in aerodinamica i due anemometri. Hanno coppette praticamente quasi identiche. Forse potrebbe anche essere che dove appoggia ci sia qualche tipo di sporco, o comunque è una posizione di costruzione che prende un po' male il vento rispetto al Davis[/quote]

No no eugenio, l'iss è stato smontato e perfettamente pulito al pari del nuovo 
Le stazioni sono a 80 cm di distanza e senza alcun ostacolo che possa alterare il dato e di certo non cosi vicine
Inoltre il problema si evidenzia qualunque sia la direzione del vento
Altri mi hanno confermato di questa soglia un po alta della vue, il problema parrebbe essere il tipo di alberino utilizzato, anche la vecchia vp1 aveva questo problemino
Certo è una sciocchezza ma è un indicatore del livello inferiore dei materiali utilizzati, spero di non aver scritto baggianate sono sul cell :wink:[/quote]

Si si, infatti lo sporco lo escludevo però sempre incide anche se non è questo il caso, però l'altra cosa che scrivevo mi sono un po' espresso male, intendevo proprio la posizione sui cui appoggia che è progettata in maniera più superficiale rispetto alla VP2 ;)
Considera il LaCrosse ha questo problema perché le coppette sono molto piccole, a volte prendono malamente il vento, ma niente di chissà quanto rilevante ecco[/quote]

Ah ok ora ho capito scusami avevo mal interpretato, è possibile ma mi sembra strano da davis un errore del genere, hanno un esperienza acquisita notevole proprio sulla progettazione.
Posso pero provare a verificare se il fatto di essere appoggiate possa far creare una qualche forma di attrito, magari si puo migliorare anche li
Domattina ero libero mi hai trovato da fare  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 21:32

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425212"]

Ah ok ora ho capito scusami avevo mal interpretato, è possibile ma mi sembra strano da davis un errore del genere, hanno un esperienza acquisita notevole proprio sulla progettazione.
Posso pero provare a verificare se il fatto di essere appoggiate possa far creare una qualche forma di attrito, magari si puo migliorare anche li
Domattina ero libero mi hai trovato da fare  :lol:[/quote]

Scusa  :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 21:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425216"][quote user="green63" post="425212"]

Ah ok ora ho capito scusami avevo mal interpretato, è possibile ma mi sembra strano da davis un errore del genere, hanno un esperienza acquisita notevole proprio sulla progettazione.
Posso pero provare a verificare se il fatto di essere appoggiate possa far creare una qualche forma di attrito, magari si puo migliorare anche li
Domattina ero libero mi hai trovato da fare  :lol:[/quote]

Scusa  :lol:[/quote]

ma de che?? anzi, non vedo l'ora :wink: 
non credo sia possibile, ma non escludo a priori che la parte inferiore della base del gruppo delle coppette possa, in qualche modo andare a creare un attrito
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/6357.jpg[/img] 

domani provo a verificare l'interno della base del gruppo coppette e a limarne lievemente i bordi, ovviamente la cosa andrà fatta con precisione e assoluta regolarità al fine di evitare possibili sbilanciamenti delle masse e a non ridurre in maniera significativa la massa totale del gruppo.

aggiornerò, come sempre  ;)

acc, dimenticavo di aggiornare i dati in diretta
temp vp2 7,6
temp vue 7,5
rh vp2 74%
rh vue 75%


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 22:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
;) inoltre lì dentro alla plastica sicuramente ci sarà un cavetto per i collegamenti , certo difficilmente lo potrai toccare visto che sarà all'interno, però sempre meglio stare cauti


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 22:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425222"];) inoltre lì dentro alla plastica sicuramente ci sarà un cavetto per i collegamenti , certo difficilmente lo potrai toccare visto che sarà all'interno, però sempre meglio stare cauti[/quote]

si. il cavo del reed, ma non posso arrivarci, dovrei essere totalmente maldestro  :eek: 
comunque, anche se facessi danni, li farei al gruppo coppette, nuovo costa relativamente poco, tanto la vue, nell'eventualità che i test andassero bene, la istallo e la aggiungo alla rete, a quel punto coppette e banderuola le avrei comunque sostituite  :wink:


-----------------------------------
Gab78
Mar 21 Feb, 2017 22:14

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Chissa perchè, ma sto seguendo con vivo interesse il tutto...  :D


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 22:15

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Beh adesso non la ho per le mani non mi rendo conto come è costruito, però ecco limando la plastica, magari era proprio molto vicino all'estremità ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 21 Feb, 2017 22:17

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425225"]Chissa perchè, ma sto seguendo con vivo interesse il tutto...  :D[/quote]

:D :D


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 22:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425225"]Chissa perchè, ma sto seguendo con vivo interesse il tutto...  :D[/quote]

e questo mi fa piacere  :wink: 
intanto anche oltre confine mi arrivano richieste dei dati della ventola che ho utilizzato, del tipo di pannello solare, di come ho distanziato l'ultimo piatto (semplice tubicino pvc interno 4mm)  etc, segno che siamo sulla strada giusta  :wink:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Feb, 2017 22:22

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425226"]Beh adesso non la ho per le mani non mi rendo conto come è costruito, però ecco limando la plastica, magari era proprio molto vicino all'estremità ;)[/quote]

Infatti, il problema è che dovrò usare il trapano a colonna, metterlo perfettamente in bolla, mettere in bolla la morsa che reggerà il gruppo coppette e andare di fresa conica rivestita di carta abrasiva extrafine se non voglio sbilanciare le masse, sarà una sudata  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 22 Feb, 2017 09:11

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Alcuni importanti aggiornamenti:

Purtroppo per la sensibilità dell'anemometro c'è ben poco da fare, stamattina sveglia presto, l'ho smontato e controllato accuratamente, nessun attrito strano, nessun "appoggio" che potrebbe causare strisciamenti o altro, alberino e sede interna perfettamente puliti.
Ho comunque provveduto ad un'ulteriore pulizia della sede interna e a una iievissima abrasione con carta ultrafine per assottigliarne un poco le pareti, provato con vento debolissimo, nulla, coppette vue ferme e vp2 che ruotano, piano ma ruotano e la consolle della vp2 segna 1,6km/h  :( 

Ieri sera, prima di andare a riposare mi è venuta la voglia di fare una prova, ho staccato i cavi del pannello solare e collegato la ventolina della vue ad una batteria 12v mi pare da 45amp che avevo in garage, ho voluto mandare la ventola anche di notte, risultato: 
minima di stanotte vp2  1,7
minima di stanotte vue  1,7
 
evidentemente devo modificare il pannello solare e fare a una ventilazione 24/24, Eugenio???Sappanico??? qui ho bisogno di voi  :inchino:  :inchino: 

Altra cosa importante che ho notato, questa è una freccia a favore della Vue, è che il minuscolo schermo, con tutti i suoi difetti, ne sfodera uno che lo rende un pregio, la reattività.
Stamattina, al sorgere del sole e ai primi tepori, la vue saliva molto più rapidamente della vp2 distaccandola anche di 6/7 decimi in positivo  :eek: 
ovviamente si tratta di un distacco di minuti, la vp2 sale a ruota e toccano il punto massimo in maniera pressochè identica, come abbiamo visto, ma molto più velocemente con la vue  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 22 Feb, 2017 22:21

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
dati parziali di oggi

minima vp2   1,7
minima vue   1,7 (con batteria connessa alla ventola quindi ventilazione notturna)

massima vp2 10,8
massima vue 11,0 (batteria staccata, ventola solo ad alimentazione solare)

Oggi la vue ha un poco sofferto con la massima, durante la mattina il sole è stato sempre intenso poi un'improvvisa velatura ha coperto il cielo, la vue, non aiutata dalla ventola che ha smesso di girare, non è riuscita a smaltire velocemente il calore accumulato e si è trascinata dietro un paio di decimi di ritardo rispetto alla vp2.

questo dimostra che la ventilazione sulla vue certamente aiuta, ma devo modificarla in 24/24
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 23 Feb, 2017 02:19

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Il pannello è da 12V giusto? Quanti A eroga al massimo? La batteria che metteresti sarà da quanto, sempre 12V? 
In quel caso vai di diodo schottky: anodo verso il + del pannello, catodo verso il + della batteria ;)
Collega la ventola ai capi della batteria e sei apposto


-----------------------------------
green63
Gio 23 Feb, 2017 16:00

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425311"]Il pannello è da 12V giusto? Quanti A eroga al massimo? La batteria che metteresti sarà da quanto, sempre 12V? 
In quel caso vai di diodo schottky: anodo verso il + del pannello, catodo verso il + della batteria ;)
Collega la ventola ai capi della batteria e sei apposto[/quote]

SI Eugenio, il pannello è da 12v, quello attuale è minuscolo da 1w (secondo me meno)  e mi hanno sconsigliato di usare quello, troppo piccolo per poter tenere in carica una batteria che abbia un'autonomia decente.
Ne ho in arrivo un altro, da 200x160 che dovrebbe avere 2w, la batteria che userò sarà una 1200mah che, considerando il consumo della ventolina che è attorno ai 60mah, dovrebbe garantire una notte senza problemi, almeno spero  ;) 

Lo so, avrei potuto dimensionare più in grande il tutto ma non voglio, a quel punto porto la corrente alla base del palo, con poco lavoro riesco a farlo, per ora provo così.

grazie  :inchino:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 23 Feb, 2017 18:41

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Volendo se quell'altro pannello è pure da 12V (DEVE esserlo per fare questa cosa) puoi collegare in parallelo i due pannellini così:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/due_pannelli_fotovoltaici_diversi_in_parallelo.jpg[/img] 

In questo modo, visto che 2W sono veramente pochi, (legge di ohm A= W/V= 2/12= 0.166A) almeno con quello guadagni 1W e dovresti arrivare a 250mA ;) Certo parliamo di condizioni perfette, Sole con cielo sereno e alto e in pieno sud (per l'emisfero nord :D )

Se però per ora vuoi provare anche con uno va bene ;) Forse quella batteria (da 12V giusto?) essendo da 1200mA/h alla fine potrebbe andare bene anche solo con quello da 2W. Ci metterebbe circa 7 ore e mezza a caricare la batteria pienamente in condizioni ottime come detto sopra, anche se è impossibile avere le condizioni ottime se non per un'ora al massimo.
Dipende sempre dalle condizioni meteo comunque.

Poi magari un giorno metti pure un MPPT

 :bye:


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Gio 23 Feb, 2017 18:50

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425350"][quote user="As_Needed" post="425311"]Il pannello è da 12V giusto? Quanti A eroga al massimo? La batteria che metteresti sarà da quanto, sempre 12V? 
In quel caso vai di diodo schottky: anodo verso il + del pannello, catodo verso il + della batteria ;)
Collega la ventola ai capi della batteria e sei apposto[/quote]

SI Eugenio, il pannello è da 12v, quello attuale è minuscolo da 1w (secondo me meno)  e mi hanno sconsigliato di usare quello, troppo piccolo per poter tenere in carica una batteria che abbia un'autonomia decente.
Ne ho in arrivo un altro, da 200x160 che dovrebbe avere 2w, la batteria che userò sarà una 1200mah che, considerando il consumo della ventolina che è attorno ai 60mah, dovrebbe garantire una notte senza problemi, almeno spero  ;) 

Lo so, avrei potuto dimensionare più in grande il tutto ma non voglio, a quel punto porto la corrente alla base del palo, con poco lavoro riesco a farlo, per ora provo così.

grazie  :inchino:[/quote]
Se ti servono i diodi li ho io, se ti serve un 5w anche quello  :mrgreen: 
Nella mia zona non l'ho trovati (diodi  Schottky) ne ho una bustina  8))


-----------------------------------
green63
Gio 23 Feb, 2017 20:59

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425361"]Volendo se quell'altro pannello è pure da 12V (DEVE esserlo per fare questa cosa) puoi collegare in parallelo i due pannellini così:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/due_pannelli_fotovoltaici_diversi_in_parallelo.jpg[/img] 

In questo modo, visto che 2W sono veramente pochi, (legge di ohm A= W/V= 2/12= 0.166A) almeno con quello guadagni 1W e dovresti arrivare a 250mA ;) Certo parliamo di condizioni perfette, Sole con cielo sereno e alto e in pieno sud (per l'emisfero nord :D )

Se però per ora vuoi provare anche con uno va bene ;) Forse quella batteria (da 12V giusto?) essendo da 1200mA/h alla fine potrebbe andare bene anche solo con quello da 2W. Ci metterebbe circa 7 ore e mezza a caricare la batteria pienamente in condizioni ottime come detto sopra, anche se è impossibile avere le condizioni ottime se non per un'ora al massimo.
Dipende sempre dalle condizioni meteo comunque.

Poi magari un giorno metti pure un MPPT

 :bye:[/quote]

Grazie Eugenio, per ora provo così, tanto ora si tratta di una fase di preparazione per la primavera/estate, quando le condizioni ci permetteranno di avere le prime serie conferme o meno della validità delle modifiche anche se per ora mi pare siano già confortanti.

grazie ancora
 :ok:


-----------------------------------
green63
Gio 23 Feb, 2017 21:06

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="425363"][quote user="green63" post="425350"][quote user="As_Needed" post="425311"]Il pannello è da 12V giusto? Quanti A eroga al massimo? La batteria che metteresti sarà da quanto, sempre 12V? 
In quel caso vai di diodo schottky: anodo verso il + del pannello, catodo verso il + della batteria ;)
Collega la ventola ai capi della batteria e sei apposto[/quote]

SI Eugenio, il pannello è da 12v, quello attuale è minuscolo da 1w (secondo me meno)  e mi hanno sconsigliato di usare quello, troppo piccolo per poter tenere in carica una batteria che abbia un'autonomia decente.
Ne ho in arrivo un altro, da 200x160 che dovrebbe avere 2w, la batteria che userò sarà una 1200mah che, considerando il consumo della ventolina che è attorno ai 60mah, dovrebbe garantire una notte senza problemi, almeno spero  ;) 

Lo so, avrei potuto dimensionare più in grande il tutto ma non voglio, a quel punto porto la corrente alla base del palo, con poco lavoro riesco a farlo, per ora provo così.

grazie  :inchino:[/quote]
Se ti servono i diodi li ho io, se ti serve un 5w anche quello  :mrgreen: 
Nella mia zona non l'ho trovati (diodi  Schottky) ne ho una bustina  8))[/quote]

Grazie, per il pannello avrei anch'io addirittura un 10w ma poi si va troppo su con le dimensioni per i miei gusti, per i diodi grazie per l'offerta ma mi conosco, accetto solo se posso pagare altrimenti ciccia ;) 

io se vuoi ho un 10w che non so come utilizzare ma se pensi possa esserti utile te lo cedo più che volentieri, però credo che si tratti di un 17,2volt, ti allego un paio di immagini ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_23_21_05_41.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_23_21_05_46.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Gio 23 Feb, 2017 21:30

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Quella dovrebbe essere la Vmp o la Voc e non la tensione nominale ;) Di solito con una Vmp in quel modo, il pannello è per dispositivi a 12V

Se non hai fretta 2 dollari USD e hai  [url=https://it.aliexpress.com/item/100PCS-1N5817-Diode-Schottky-1A-20V/32406685826.html?spm=2114.010208.3.41.ngtlKZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10000073_10065_10068_10501_10000077_10000074_10000132_10000033_10503_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10000011_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124_10000187-10503_10501,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_1,single_sort_2_default&btsid=eb5abaa3-3208-4be8-b295-20f94b58b4c8&algo_expid=19db3f07-e52e-43a0-b33b-5c468f8c0dc6-4&algo_pvid=19db3f07-e52e-43a0-b33b-5c468f8c0dc6]100 diodi :mrgreen: 


Vengono dalla Cina quindi ci vuole minimo 1 mese  :mrgreen:


-----------------------------------
green63
Gio 23 Feb, 2017 21:44

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Ah ok, no un mese è troppo  :lol: 
cmq il pannello nuovo che mi arriva è già fornito a corredo con:
diodo 1N5408
raddrizzatore 7812
pensi possano andare?


-----------------------------------
As_Needed
Gio 23 Feb, 2017 22:34

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Beh adesso che mi hai ricordato il regolatore di tensione stabilizzatore 7812, penso proprio lo potresti usare ;) Così almeno sei sicuro di fornire 12V più stabili (Anche per esempio in caso di sovratensioni da parte del pannello che possono caricare la batteria con troppa tensione)
Una volta mi avevi fatto vedere uno schema con regolatore e andava bene, solo che se non ricordo male metteva il diodo proprio dopo il pannello. In realtà se vuoi puoi metterlo anche all'uscita del regolatore, ancora meglio contro ritorni di corrente sul regolatore. Unica cosa, fai attenzione alla polarità del pannello. Perché senza il diodo prima del regolatore non devi assolutamente invertire la polarità che non c'è niente di protezione.

Però a questo punto ti consiglio assolutamente uno schottky ;) Loro su quel kit ti hanno dato un diodo di potenza


P.S. Sai per caso quanto è la tensione di ricarica della batteria che vorresti usare da 12V?


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Ven 24 Feb, 2017 00:44

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
10w piccolino x me, sono passato al 30 poi 80
i miei diodi arrivati dalla Cina in 25g circa posta normale
se servono i diodi, passo spesso nella tua zona o chiaravalle

Ciao


-----------------------------------
green63
Ven 24 Feb, 2017 09:17

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="425389"]10w piccolino x me, sono passato al 30 poi 80
i miei diodi arrivati dalla Cina in 25g circa posta normale
se servono i diodi, passo spesso nella tua zona o chiaravalle

Ciao[/quote]

Allora se passi a chiaravalle sarà occasione per offrirti un assaggio della nostra pizza al taglio ;)


-----------------------------------
green63
Ven 24 Feb, 2017 18:37

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Intanto è arrivato il nuovo pannello, la batteria, il regolatore ed il diodo, purtroppo non potrò metterci mano fino a domenica  :x 

Intanto i confronti proseguono, anche se solo sugli estremi, con differenze mai superiori agli 0,2°, direi soddisfacenti  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_24_18_35_29.png[/img] 

Prossima settimana però reperisco il datalogger, voglio una verifica più puntuale che farà vedere la diversa reattività delle due stazioni  :smile:


-----------------------------------
green63
Sab 25 Feb, 2017 22:54

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Ulteriori aggiornamenti
confermo che oramai gli scarti sembrano essersi assestati, praticamente sempre inferiori a 0,3°, quindi direi un buon risultato, perlomeno al momento.
Devo dire che sono piacevolmente sorpreso dalle prestazione della Vue per quanto riguarda il pluviometro, ieri e stamattina, con pioggia abbastanza copiosa la Vue ha fato registrare un dato quasi perfettamente pari a quello del mio pluvio manuale, mentre la vp2 si è persa almeno 5 mm sul totale, questo spero serva a chiarire che NON sono un detrattore della Vue, ne valuto solo la validità in termini di rapporto qualità/prezzo, e devo dire che a livello pluviometro batte nettamente la vp2 senza la necessità di agire su bascule, vitine, siringhe etc

Parimenti viene nettamente battuta dalla vp2 in termini di prestazioni anemometriche  ;) 

Purtroppo, ho notato che lo schermo, nonostante la ventilazione, soffre parecchio in determinate condizioni, al tramonto, sole basso sull'orizzonte, non gode più dell'effetto ombra della carcassa dell'iss e questo comporta una "sofferenza" del sensore che la ventola non riesce a smaltire completamente

soluzione 1 - aumentare la velocità della ventola per facilitare il ricambio
                       [b] rischi connessi[/b] - la maggior velocità della ventola può creare sottostime dell'umidità relativa
soluzione 2 - studiare una palpebra ombreggiante che limiti il riscaldamento dello schermo in determinate        
                        condizioni 
                       [b]  rischi connessi[/b] - al momento nessuno vista la ventilazione forzata

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/img_2754.jpg[/img] 

Ovviamente l'immagine è a puro titolo di esempio, nel caso specifico si tratterebbe di un qualcosa di molto più limitato in altezza, diversa esposizione, ombreggiatura centrata su primi due piatti superiori, ovvero la zona ove opera il sensore 

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 26 Feb, 2017 10:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Sì, il fatto del pluviometro Vue molto efficiente lo posso testimoniare anch'io...  :ok:


-----------------------------------
green63
Dom 26 Feb, 2017 10:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425532"]Sì, il fatto del pluviometro Vue molto efficiente lo posso testimoniare anch'io...  :ok:[/quote]

Verissimo Gabriele, molto preciso, al punto che stamattina ho già provveduto a:

mettere in bolla la vue così da verificare ancora meglio il pluvio, chissà quando però, primi di marzo?  :x 

poi ho posizionato un semicerchio di pvc bianco come accennavo nel precedente post posizionato attorno allo schermo in modo che vada a ombreggiare i primi 3 piatti solo con sole basso sull'orizzonte.
Per non limitare la ventilazione naturale è tato limitato a 180° e con altezza di circa 3 cm

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_26_09_59_40.jpg[/img] 

andiamo avanti con le prove, oggi avrei voluto dedicarmi al nuovo pannello solare ma dimenticavo che a Chiaravalle è Carnevale, quindi avrò da fare parecchio fino a tarda sera  :evil:


-----------------------------------
Gab78
Dom 26 Feb, 2017 10:22

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425534"]
poi ho posizionato un semicerchio di pvc bianco come accennavo nel precedente post posizionato attorno allo schermo in modo che vada a ombreggiare i primi 3 piatti solo con sole basso sull'orizzonte.
Per non limitare la ventilazione naturale è tato limitato a 180° e con altezza di circa 3 cm

[/quote]

Avevo pensato ad una soluzione del genere anche sulla mia, sai? Anche se la costante ventilazione che c'è qua, come già detto, mi aiuta molto...  Vediamo un pò...  ;)


-----------------------------------
green63
Dom 26 Feb, 2017 10:56

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425535"][quote user="green63" post="425534"]
poi ho posizionato un semicerchio di pvc bianco come accennavo nel precedente post posizionato attorno allo schermo in modo che vada a ombreggiare i primi 3 piatti solo con sole basso sull'orizzonte.
Per non limitare la ventilazione naturale è tato limitato a 180° e con altezza di circa 3 cm

[/quote]

Avevo pensato ad una soluzione del genere anche sulla mia, sai? Anche se la costante ventilazione che c'è qua, come già detto, mi aiuta molto...  Vediamo un pò...  ;)[/quote]

Ne sono certo, in questi giorni di prove e modifiche mi sono reso conto che in effetti la Vue, per certi tipi di installazione è assolutamente un gran prodotto!
quello che purtroppo mi fa un po storcere il naso sono alcune scelte progettuali che non condivido e mi auguro che una eventuale futura nuova versione possa avere alcune differenze che la renderebbero probabilmente la miglior all in one escludendo ovviamente i "mostri sacri" professionali

1 - montare un sensore termoigro migliore, almeno un sht15 e separare fisicamente il sensore stesso da quello del vento in modo da poterlo installare in maniera più consona nello schermo
2 - aumentare a 6 il numero dei piatti e posizionare il sensore termoigro sul 4 piatto piatto (primi 2 chiusi, terzo aperto, quarto con sensore, quinto e sesto chiusi)

per il resto non toccherei nulla  :ok:


-----------------------------------
green63
Lun 27 Feb, 2017 00:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
In questo momento, ovviamente a ventilazione assente, la Vue sottostima, e di parecchio!

temp vp2    -    5,9
temp sensorpush in schermo davis 10 piatti   -    5,9
temp vue    -    5,1

8 decimi di differenza, decisamente troppi, sono oramai giunto alla conclusione che lo schermo della vue è a metà tra uno schermo affidabile ed un sensore posto in aria libera  :blink:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 27 Feb, 2017 00:46

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata


-----------------------------------
green63
Lun 27 Feb, 2017 07:52

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Lun 27 Feb, 2017 09:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425576"][quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)[/quote]
X me, anche se migliorato di molto  :inchino: è colpa dello schermo (piccolino)
credo che sia le dimensioni dei piatti, forse, ripeto forse, aumentando i giri della ventola (di poco) potrebbe rallentare il tutto, sperando che non sballi max e minime, che ora sono identiche mi sembra

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 27 Feb, 2017 11:59

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425576"][quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)[/quote]

Potrebbe essere ;) Tienici aggiornati
 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 27 Feb, 2017 19:37

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="425581"][quote user="green63" post="425576"][quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)[/quote]
X me, anche se migliorato di molto  :inchino: è colpa dello schermo (piccolino)
credo che sia le dimensioni dei piatti, forse, ripeto forse, aumentando i giri della ventola (di poco) potrebbe rallentare il tutto, sperando che non sballi max e minime, che ora sono identiche mi sembra

 :bye:[/quote]

Concordo, anche perchè poi alla fine con gli estremi ci siamo, dobbiamo attendere periodi più caldi per poter confermare definitivamente ma siamo sulla buona strada, e ventilare con maggiore efficacia è una prova assolutamente da fare  ;) 

Anche ieri i risultati sono validi
minima vue   3,7
minima vp2   3,7
massima vue  10,6
massima vp2  10,4

Oggi, seppur parziali
minima vue   2,8
minima vp2   2,8
massima vue 11,6
massima vp2  11,4

Domani ho finalmente una mezza giornata libera, si lavora sul pannello e si riduce la resistenza della ventola  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 27 Feb, 2017 19:38

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425605"][quote user="green63" post="425576"][quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)[/quote]

Potrebbe essere ;) Tienici aggiornati
 :bye:[/quote]

Procedo con le prove Eugenio e aumento la ventilazione, tranquillo, dopo me siete i più aggiornati  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 27 Feb, 2017 23:11

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
:D :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  ;)


-----------------------------------
green63
Mar 28 Feb, 2017 09:16

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Anche ieri prestazioni/fotocopia delle precedenti

minima vue   2,8
minima vp2   2,8
min sensorp  2,86

massima vue 11,6
massima vp2 11,4
mass sensorp 11,6

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_02_28_09_15_04.png[/img]


-----------------------------------
green63
Gio 02 Mar, 2017 15:34

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Oggi prima giornata caratterizzata da sole intenso e ventilazione durante le ore più calde piuttosto modesta, credo che non ci siamo, la Vue sta evidenziando sovrastime apprezzabili rispetto alla vp2 passiva che già di suo dovrebbe leggermente sovrastimare

temp massima oggi alle 12,14 della vue 20,4
temp massima oggi alle 12,15 della vp2 19,8

temp attuale vue 19,7
temp attuale vp2 19,2
attuale ventilazione di circa 8km/h quindi assolutamente apprezzabile

scarto di +0,6°, in linea con le prestazioni della vue ma segno evidente che la ventilazione non riesce a colmarle

di nuovo al lavoro per studiare soluzioni alternative e più drastiche  :(


-----------------------------------
As_Needed
Gio 02 Mar, 2017 19:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
mm.. Ma la ventola gira a piena potenza?


-----------------------------------
green63
Gio 02 Mar, 2017 19:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425851"]mm.. Ma la ventola gira a piena potenza?[/quote]

si eugenio, resistenza tolta, la ventola ora gira al suo regime naturale, il problema sono i piatti, ci vorrebbe un ricambio d'aria molto più generoso di quello che può creare una ventola da 25mm, stasera si studia e si progetta daccapo  ;)


-----------------------------------
green63
Gio 02 Mar, 2017 19:12

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425851"]mm.. Ma la ventola gira a piena potenza?[/quote]

MI dispiace "rompervi" in continuazione ma sono deciso a far funzionare bene questa Vue e non sono contento finchè non avrò raggiunto lo scopo, a costo di sventrarla  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Gio 02 Mar, 2017 19:26

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Fai bene, vediamo se si riesce a trovare una soluzione!  :ok: 
Ma adesso ancora non usi la batteria, oppure la usi?


-----------------------------------
green63
Gio 02 Mar, 2017 21:04

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425855"]Fai bene, vediamo se si riesce a trovare una soluzione!  :ok: 
Ma adesso ancora non usi la batteria, oppure la usi?[/quote]

Non sono riuscito ad installare il pannello con batteria ma ho nuovamente provato ad alimentare la ventola con una batteria auto inserita in un contenitore stagno da pozzetti, una roba da folli, ma solo per vedere se la ventilazione forzata continua potesse cambiare le cose.

Stasera la passo a studiarmi gli schermi delle stazioni professionali, a verificarne i datasheet e le scelte progettuali, intanto domani o lunedi mi arriva il datalogger, così avremo dei confronti decisamente più seri   ;)


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Ven 03 Mar, 2017 07:56

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Come dicevo, piatti piccoli e poco ricambio, x me, se la ventola gira troppo velocemente potrebbe sballare altri dati.
La cosa (migliore x me se possibile) spostare il sensore sul3/4 piatto, o usare uno schermo Davis passivo DW-7714
Che ha il pannello solare ?

 :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 03 Mar, 2017 12:06

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="425867"]Come dicevo, piatti piccoli e poco ricambio, x me, se la ventola gira troppo velocemente potrebbe sballare altri dati.
La cosa (migliore x me se possibile) spostare il sensore sul3/4 piatto, o usare uno schermo Davis passivo DW-7714
Che ha il pannello solare ?

 :bye:[/quote]

Concordo ma purtroppo non è possibile, il sensore di temperatura e umidità della Vue è corpo unico con il reed che legge le rotazioni dell'indicatore di velocità dal vento, pertanto, staccandolo si perderebbero i dati del vento, quindi non è possibile.

Ieri sera ho ragionato e studiato fino a tardi, poi mi è venuta in mente una possibile idea, copiata da uno schermo professionale, che per ora per scaramanzia non descrivo, fortunatamente avevo in casa il materiale per realizzarla quindi stanotte, con faro a led a supporto, ho modificato il tutto, ho finito alle 2 e alle 5 ero in pizzeria a fare le brioches  ;) 

Non farò commenti se non tra qualche giorno di prove
per il momento i dati di oggi

minima vp     8,1
minima vue   8.0

massima vp2 in corso  14,3
massima vue in corso   14,3

sole, ventilazione molto debole da NW

 :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 03 Mar, 2017 13:52

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Temperature in lieve calo, vue che resta per ora incollata alla vp2 con scarti ridotti a 0°, a volte 0,1 ma si affiancano nel giro di pochi secondi

attuale vp2 12,9
attuale vue 12,9

sole, ventilazione moderata da N/NE


-----------------------------------
Gab78
Ven 03 Mar, 2017 21:48

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425888"]
quindi stanotte, con faro a led a supporto, ho modificato il tutto, ho finito alle 2 e alle 5 ero in pizzeria a fare le brioches  ;) 
[/quote]

 :eek:  :wohow:  :inchino:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 03 Mar, 2017 22:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Grande :D
Mi ricorda quando dovevo risolvere un problema sulla mia stazione meteo. E chi dorme la notte  :wohow:


-----------------------------------
green63
Ven 03 Mar, 2017 22:28

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Dati aggiornati di oggi

minima vue 8,0
minima vp2 8,1

massima vue 14,3
massima vp2 14,3

La nuova modifica sembra aver nettamente allineato gli estremi, è solo il primo giorno quindi non fa testo, non canto vittoria ne approfondisco sulla modifica fino a che sarò certo dei risultati.

Rimane invariata l'eccezionale velocità e reattività della vue al variare delle condizioni meteo, risponde spaventosamente più rapidamente della vp2 anche se poi, alla fine, raggiungono medesimo risultato

Da stasera è attivo il datalogger sulla vue, ora potrò farmi un quadro più preciso delle prestazioni, lo so, ora la mia postazione sa un poco di ridicolo ma meglio al momento non posso fare :mah: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_03_22_27_22.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 03 Mar, 2017 23:09

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Secondo veramente può essere un fatto di gestione SW differente
Perché i sensori più o meno rispondono in modo simile  :roll: 
Vedi con il datalog cosa osservi ;)


-----------------------------------
green63
Ven 03 Mar, 2017 23:17

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425924"]Secondo veramente può essere un fatto di gestione SW differente
Perché i sensori più o meno rispondono in modo simile  :roll: 
Vedi con il datalog cosa osservi ;)[/quote]

Non credo Eugenio, le due copie di weatherlink sono impostate esattamente allo stesso modo, non vi sono differenze, la diversa velocità e la sottostima in condizioni di irraggiamento notturno come ora:
vp2    9,8
sensorpush in passivo 10 piatti   9,7
vue    9,2
sono date unicamente dallo schermo, la prima parte della modifica, che sembra aver perfettamente allineato le prestazioni durante il giorno verrà integrata da una seconda parte, prevista per il weekend, che dovrebbe in teoria risolvere anche questo gap, ma sarò più esaustivo se darà i risultati previsti

ti dico solo che le prestazioni identiche che ho avuto ieri e oggi sulle massime e in generale durante le ore di sole, credimi, si sono inseguite per ore con scarti sempre di 0,0/0,1  sono state raggiunte senza ventilazione  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 03 Mar, 2017 23:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Allora hai ragione ;) Comunque mi riferivo più che altro al SW di gestione interno nel microcontrollore della Davis dei vari sensori (quello che nessuno ci può mettere mano perché viene fornito così), non al SW che prende i dati ;)
Comunque da quello che dici nell'ultima frase, allora il "problema"  è veramente lo schermo


-----------------------------------
green63
Ven 03 Mar, 2017 23:26

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425928"]Allora hai ragione ;) Comunque mi riferivo più che altro al SW di gestione interno nel microcontrollore della Davis dei vari sensori (quello che nessuno ci può mettere mano perché viene fornito così), non al SW che prende i dati ;)
Comunque da quello che dici nell'ultima frase, allora il "problema"  è veramente lo schermo[/quote]

Infatti, guarda, qualora anche la seconda parte della modifica dovesse funzionare, e quando posterò le foto di tali modifiche, ti farai delle gran risate ;) 
il tutto si risolve con 20€ e un minimo di manualità, ma non voglio sbilanciarmi oltre, finchè non leggo gli stessi valori in tutte le condizioni con scarti non superiori a 0,1 non canto vittoria  ;)


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 10:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Stamattina cielo parzialmente coperto, ventilazione debole o spesso assente

minima vp2    4,7
minima vue    4,7
minima sensorpush 4,76

attuale vp2     11,7
attuale vue     11,8
attuale sensorpush 11,78

ulteriore modifica schermo in funzione da stamattina presto, nessuna ventilazione, lo schermo lavora passivamente, o quel poco che di lui è rimasto  ;)

di seguito grafico e riepilogo delle prima ore di stamattina, la seconda parte della modifica allo schermo non era ancora applicata, notare come la vue sottostimi costantemente nelle ore più fredde per poi riallinearsi alla vp2, gli estremi rimangono simili, ovviamente le medie risentono della sottostima
stiamo a vedere 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_04_10_57_57.png[/img]


-----------------------------------
Gab78
Sab 04 Mar, 2017 11:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Lavoro sempre più certosino!  :inchino:


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 11:50

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
,[quote user="Gab78" post="425946"]Lavoro sempre più certosino!  :inchino:[/quote]


Grazie Gabriele, sono contento ti piaccia, siamo solo all'inizio e dobbiamo attendere per risultati più maturi.
Notavo però stamattina un'altra cosa che solo con il datalogger potevo notare, il fatto che l'anemometro abbia una soglia di avvio più alta, come facevo notare, pensavo limitasse le prestazioni di avvio con venti debolissimi ed invece tale gap si mantiene anche quando il vento è presente.

Esempio di stamattina con ventilazione debole

vento max vp2    12,9 km/h
vento max vue      9,7 km/h

può darsi sia solo un caso, stiamo a vedere

Intanto temperatura in rialzo
vp2             13,4
vue             13,4
senspush   13,35

 ;)


-----------------------------------
Gab78
Sab 04 Mar, 2017 11:59

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425948"]
Notavo però stamattina un'altra cosa che solo con il datalogger potevo notare, il fatto che l'anemometro abbia una soglia di avvio più alta, come facevo notare, pensavo limitasse le prestazioni di avvio con venti debolissimi ed invece tale gap si mantiene anche quando il vento è presente.

[/quote]

Diciamo che se la VP2 costa di più il motivo sarà proprio uno di questi...  ;) 

Riassumendo: schermo e anemometro VP2 più performanti, pluviometro Vue invece migliore...


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 14:00

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="425949"][quote user="green63" post="425948"]
Notavo però stamattina un'altra cosa che solo con il datalogger potevo notare, il fatto che l'anemometro abbia una soglia di avvio più alta, come facevo notare, pensavo limitasse le prestazioni di avvio con venti debolissimi ed invece tale gap si mantiene anche quando il vento è presente.

[/quote]

Diciamo che se la VP2 costa di più il motivo sarà proprio uno di questi...  ;) 

Riassumendo: schermo e anemometro VP2 più performanti, pluviometro Vue invece migliore...[/quote]

Beh si, ci sarebbe molto di più da considerare, comunque la differenza di prezzo è assolutamente inadeguata, la vp2 dovrebbe costare molto di più o la vue molto di meno  ;) 

confermo le apprezzabili differenze in termini di prestazioni anemometriche, di seguito due plot di stamattina, il primo della vue, il secondo della vp2  :eek: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vue_1488632405_669060.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vp2.jpg[/img]


-----------------------------------
il versiliese
Sab 04 Mar, 2017 16:11

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
salve ,seguo con interesse il lavoro di green e dico la mia :penso che sia un po' come quadrare il cerchio,nel senso che di base la Vue sottostima le minime e sovrastima le massime.Basta osservare sul sito di Meteosystem i dati relativi alle 2 stazioni ,una vue e l'altra pro 2.Entrambe sono poste sul tetto dell'azienda ed in genere si osserva proprio quanto sopra.Adesso scrivo forse una cavolata,ma ho tolto il kit day time dalla mia vantage pro 2 ed ho rimesso il 5 piatti di serie.Accanto ho una stazione meteo aggiuntiva di temp.davis:ebbene pur con i limiti dovuti all'approssimazione della temp del secondo sensore(che va di 0,5 in 0,5),mi pare che le minime delle notti serene e senza vento siano ora più vicine ,mentre prima lo scarto poteva essere di 0,7 ,0, 8 adesso è di 0,3 0,4.   
Che ne dite?


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 18:23

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="425967"]salve ,seguo con interesse il lavoro di green e dico la mia :penso che sia un po' come quadrare il cerchio,nel senso che di base la Vue sottostima le minime e sovrastima le massime.Basta osservare sul sito di Meteosystem i dati relativi alle 2 stazioni ,una vue e l'altra pro 2.Entrambe sono poste sul tetto dell'azienda ed in genere si osserva proprio quanto sopra.Adesso scrivo forse una cavolata,ma ho tolto il kit day time dalla mia vantage pro 2 ed ho rimesso il 5 piatti di serie.Accanto ho una stazione meteo aggiuntiva di temp.davis:ebbene pur con i limiti dovuti all'approssimazione della temp del secondo sensore(che va di 0,5 in 0,5),mi pare che le minime delle notti serene e senza vento siano ora più vicine ,mentre prima lo scarto poteva essere di 0,7 ,0, 8 adesso è di 0,3 0,4.   
Che ne dite?[/quote]

Non dici affatto cavolate è  un dato di fatto, la vp2 passiva standard sottostima nelle notti serene e sovrastima con il sole e scarsa ventilazione, la vue apprezzabilmente di più. 
Il lavoro che sto facendo è per cercare di migliorare la vue e portarla alle prestazioni della vp2 passiva.
Ovvio che non riusciro mai a portarla alle prestazioni di una vp2 ventilata daytime o 24h che sia
;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 04 Mar, 2017 19:03

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Guarda allora questa differenza tra DHT22 e DS18B20 in condizioni di freddo :D (ho notato la cosa partire tipo dai 10 gradi centigradi di temperatura)

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre_1488650522_212845.png[/img] 

[i]Rilevazione del 13 Novembre 2016[/i]

Il DHT22 sovrastima e di molto, ma anche il DS18b20 sottostima, anche se non come la sovrastima del DHT22

Il mio schermo è un passivo autocostruito con griglia di aerazione posta al di sotto, ovvero l'ultimo piatto non è chiuso


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 21:49

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425979"]Guarda allora questa differenza tra DHT22 e DS18B20 in condizioni di freddo :D (ho notato la cosa partire tipo dai 10 gradi centigradi di temperatura)

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre_1488650522_212845.png[/img] 

[i]Rilevazione del 13 Novembre 2016[/i]

Il DHT22 sovrastima e di molto, ma anche il DS18b20 sottostima, anche se non come la sovrastima del DHT22

Il mio schermo è un passivo autocostruito con griglia di aerazione posta al di sotto, ovvero l'ultimo piatto non è chiuso[/quote]

Ah Eugenio, non dirmi nulla! quando smanettavo con quei sensori più approfonditamente ho dovuto penare giorni di camera buia per poter accoppiare decentemente un ds18b20 ed un dht22 che non si discostassero troppo  :( 
Una vera tribolazione che spero man mano di non dover ripetere, credo che al nostro livello sia oramai necessario utilizzare sensoristica un poco più professionale e dalle prestazioni certe  ;) 

Tornando in topic di seguito il grafico di oggi fino alle 21, giornata caratterizzata nel pomeriggio da copertura nuvolosa e ventilazione sostenuta, pertanto test poco affidabile, mi ritengo comunque soddisfatto, a minuti posterò i plot del vento...

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/grafico4marzo.jpg[/img]

dimenticavo i dati di riepilogo testuali  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/2017_03_04_21_51_36_confronto_davis_grafico_ods_libreoffice_calc.jpg[/img]


dati vento vue

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vue_1488662079_803786.jpg[/img] 

dati vento vp2  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vp2_1488662111_313880.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Sab 04 Mar, 2017 22:14

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
La prossima stazione meteo che costruirò andrò di Sensirion e Silicon Labs ;)

Comunque bei risultati ;)


-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 22:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="425995"]La prossima stazione meteo che costruirò andrò di Sensirion e Silicon Labs ;)

Comunque bei risultati ;)[/quote]

Bravo! nei miei limiti anch'io  ;) 

si, oggi bei risultati, rimane questa maledetta tendenza durante le ore serali, cioè già da adesso, della vue di staccarsi dalla vp2 di qualche decimo, mentre vp2 e l'affidabilissimo sensorpush restano incollati.

Per carità, nulla di eclatante, alla fine estremi e medie pressochè equivalenti, ci metto la firma per avere risultati simili anche nelle più calde e assolate giornate, vediamo, se va tutto ok poi svelerò la modifica attuale, lo schermo originale è rimasto, ma parziale ed è diventato più un condotto , ma sarò più preciso e con foto esaustive

 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 05 Mar, 2017 14:04

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Applicata pochi minuti fa ulteriore modifica al gruppo iss, penso di non potermi spingere oltre, perlomeno per il momento, vedremo la sua efficacia non appena ritorna il sereno
intanto dalla mezzanotte:

minima vp2         9,9
minima vue         9,9

massima vp2      13,5
massima vue      13,3

di seguito l'andamento dalla mezzanotte alle 13

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/2017_03_05_13_57_21_confronto_davis_grafico_ods_libreoffice_calc.png[/img]


-----------------------------------
Gab78
Dom 05 Mar, 2017 14:21

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
...  :ok:  :ok:


-----------------------------------
green63
Dom 05 Mar, 2017 14:29

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Il bello è che ho finalmente capito, dopo innumerevoli prove che è perfettamente inutile andare a modificare lo schermo originale, non si ottiene alcun effetto apprezzabile, tutte le migliorie che sto apportando sono esterne e non sfruttano l'iss bensì il palo di sostegno dell'iss, ma sarò più preciso, a tempo debito  ;) 

intanto cielo che rasserena 

vp2   12,8 - rh 67%
vue 12,8 - rh 67%
sensorpush 12,73 - rh 67,4

 ;)


-----------------------------------
green63
Dom 05 Mar, 2017 23:13

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Da stasera la vue è online e visibile sulla nostra rete, in firma potete vedere lo sticker.
Chiedo scusa a tutti,  i dati potrebbero non essere sempre aggiornati, inoltre sto procedendo ad ulteriori modifiche pertanto i dati relativi a temperatura e umidità possono in questi giorni discostarsi dai valori della vp2.

Conto di giungere alla configurazione definitiva entro i primi giorni della prossima settimana e ne darò comunque comunicazione in questo post.

Grazie
 ;)


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 08:55

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Ieri ho tentato un'ulteriore modifica che però non si è dimostrata valida,  addirittura la sottostima notturna si era aggravata come potete vedere dal grafico 00/08 di oggi, pertanto sono tornato da stamattina alla configurazione originale.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_08_55_24.png[/img] 

Non riesco a trovare soluzione per quanto riguarda le minime, per le massime posso ritenermi soddisfatto, devo studiare meglio come funziona esattamente l'irraggiamento notturno nella varie condizioni prima di procedere con altri tentativi "a caso"  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 10:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Aggiornamento:
ieri sera avevo posizionato all'interno dello schermino della vue un sensorpush che ho in più e che è ben allineato all'altro, l'ho incastrato tra i 4 piatti forati.
Poco fa sono andato a scaricare i dati di quel sensore ed ho scoperto che le temperature rilevate nella notte dalle 00 alle 8 di stamattina sono molto più vicine e coerenti a quelle della vp2  :eek: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_09_52_00.png[/img] 

[b]conclusioni:[/b]
lo schermino della vue, con le modifiche apportate funziona bene, altrimenti anche il sensorpush avrebbe dovuto presentare le medesime deviazioni della vue rispetto alla vp2 ma così non è stato

Evidentemente le prestazioni inferiori del sensore termoigro istallato sulla vue sono a questo punto l'unica spiegazione plausibile

Credo sia inutile arrovellarsi  più di tanto, l'accuratezza del sht11 istallato sulla vue vanifica qualunque tentativo di "tuning" accurato, non possiamo conoscere quale sia l'errore della vue che possediamo, non sappiamo se sottostima, se sovrastima, a quale temperatura e di quanto, d'altronde i datasheet parlano più che chiaramente

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht11_1488790834_743144.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht31_1488790851_434669.png[/img] 

L'affidabilità del dato del sht11 viene troppo modificata dal variare della temperatura nel momento in cui usciamo dal suo valore ideale di 25°, la precisione al di fuori di questo scenario viene seriamente compromessa, molto più di quanto potrebbe fare una cattiva schermatura  :( 

Mi auguro che Davis preveda intelligentemente (gli invierò una mail in merito) un upgrade per la Vue come ha fatto per la VP2 consentendo di migliorare la situazione o che lo faccia qualcuno in aftermarket, ho dato un'occhiata ma per il momento non mi pare di aver trovato nulla.

Se qualcuno volesse aggiungere qualcosa o correggere miei eventuali e probabilissimi errori ben venga, altrimenti lascerei questo post attivo per chi vuole cimentarsi a migliorare la sua vue e provvedo a postare la modifica dello schermo che ha dato comunque buoni risultati per le temperature massime  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Lun 06 Mar, 2017 16:26

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
la mia davis pro 2 del 2007 monta anch'essa come sensore TH un sht 11 .Nelle specifiche il margine di tolleranza per la temp. è+- 0,5.Quindi anche il mio sensore Pro 2 potrebbe comportarsi come il tuo vue.Ovviamente la diversa schermatura influisce sul risultato,perciò trovare qualche decimo di grado come scarto ci sta,anche se per noi "cacciatori" di precisione al decimo ciò è irritante .
Potrebbe andare meglio col sth 15 ,mentre per sth 31 non riesco a capire se la mia Pro 2 riesce a supportarlo.
ho cercato inutilmente il manufactoring code ,ma sulla scatola originale non l'ho trovato ,mentre su iss e consolle c'è la lettera A ma poi cominciano i numeri anziché una seconda lettera.Mi sa che contatterò il venditore,a meno che qualcuno non mi aiuti.


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 17:23

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
In realtà sui datasheet l'SHT11 è +-0.4°C sulla temperatura ;)
Ovviamente in un range più stretto rispetto alla serie 3x
probabilmente hanno messo 0.5°C perché hanno considerato un range più ampio e non il punto di precisione massima che sta a circa 25 gradi centigradi.
Sotto lo 0, anche l'SHT11 comincia ad avere problemi eh... (come fa notare Mauro)
Dai 0 a -20 gradi centigradi va da 1 a 1.5°C di errore
Questo di sicuro incide nell'errore in temperature più fredde
Già l'SHT15 è di molto migliore dell'SHT11 in tutto il range.
Ma ovviamente mai ai livelli di un SHT31
Ancora meglio l'SHT35 (il sensore più preciso di tutta la serie Sensirion)
Aspetto con ansia la versione breakout
 :bye:

P.S. 
Purtroppo come immaginavo la vue ha quel sensore, quindi con lo schermo qualcosa si fa ma purtroppo non miracoli... Questo lo dimostra il confronto con il sensor push nello schermo vue.
Il problema è che si può fare poco. Perché il sensore che monta se non sbaglio è un one bus, non ha le linee I2C che servono per montare le serie 2x o 3x


Unico che si potrebbe montare è un SHT15 o un SHT75 ;) 
Però l'SHT75 è buono molto per l'umidità, ma sempre un po' carente con la temperatura. Come umidità l'SHT75 sta quasi ai livelli di un SHT31 
Stessa cosa l'SHT15
Però qua parliamo di risolvere la temperatura, quindi...


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 21:17

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426096"]la mia davis pro 2 del 2007 monta anch'essa come sensore TH un sht 11 .Nelle specifiche il margine di tolleranza per la temp. è+- 0,5.Quindi anche il mio sensore Pro 2 potrebbe comportarsi come il tuo vue.Ovviamente la diversa schermatura influisce sul risultato,perciò trovare qualche decimo di grado come scarto ci sta,anche se per noi "cacciatori" di precisione al decimo ciò è irritante .
Potrebbe andare meglio col sth 15 ,mentre per sth 31 non riesco a capire se la mia Pro 2 riesce a supportarlo.
ho cercato inutilmente il manufactoring code ,ma sulla scatola originale non l'ho trovato ,mentre su iss e consolle c'è la lettera A ma poi cominciano i numeri anziché una seconda lettera.Mi sa che contatterò il venditore,a meno che qualcuno non mi aiuti.[/quote]

Capisco, strano, sulla mia vp2 il codice si trova sulla scatola, comunque la tua vp2 "dovrebbe" essere compatibile con il nuovo sht31, si può installare su tutte le vp2 prodotte dopo il 2006, l'unica cosa è che con il nuovo sht31 il vecchio pcb legge una temperatura più alta di mezzo grado che va corretta tramite l'opzione di offset sulla consolle, non chiedermi il perchè di questa cosa anche se mi fa pensare male ma non dico il perchè  ;) 

questo perlomeno quello che si evince da qui
[url=https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/]Link

Logicamente NON fidarti di me, mandagli una mail specificando i seriali sia dell'iss che della consolle per avere conferma, saremo contenti se ci fai sapere, può essere utile ad altri  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 21:39

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426097"]In realtà sui datasheet l'SHT11 è +-0.4°C sulla temperatura ;)
Ovviamente in un range più stretto rispetto alla serie 3x
probabilmente hanno messo 0.5°C perché hanno considerato un range più ampio e non il punto di precisione massima che sta a circa 25 gradi centigradi.
Sotto lo 0, anche l'SHT11 comincia ad avere problemi eh... (come fa notare Mauro)
Dai 0 a -20 gradi centigradi va da 1 a 1.5°C di errore
Questo di sicuro incide nell'errore in temperature più fredde
Già l'SHT15 è di molto migliore dell'SHT11 in tutto il range.
Ma ovviamente mai ai livelli di un SHT31
Ancora meglio l'SHT35 (il sensore più preciso di tutta la serie Sensirion)
Aspetto con ansia la versione breakout
 :bye:

P.S. 
Purtroppo come immaginavo la vue ha quel sensore, quindi con lo schermo qualcosa si fa ma purtroppo non miracoli... Questo lo dimostra il confronto con il sensor push nello schermo vue.
Il problema è che si può fare poco. Perché il sensore che monta se non sbaglio è un one bus, non ha le linee I2C che servono per montare le serie 2x o 3x


Unico che si potrebbe montare è un SHT15 o un SHT75 ;) 
Però l'SHT75 è buono molto per l'umidità, ma sempre un po' carente con la temperatura. Come umidità l'SHT75 sta quasi ai livelli di un SHT31 
Stessa cosa l'SHT15
Però qua parliamo di risolvere la temperatura, quindi...[/quote]

Quoto tutto Eugenio, purtroppo l'sht11 non era il sensore giusto per una stazione di questo livello, ha ben fatto Davis a migliorarlo, non soffre solo sotto 0°, già a 10° mostra un possibile errore di 07/08 decimi  :eek: 

e quello che sto notando è proprio questo, la mia vue tende a sottostimare solo quando la temperatura scende sotto i 12/13 gradi, sopra si riallinea alla vp2, guarda il grafico di oggi

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_21_10_25.png[/img] 

Il problema è che essendo un sensore di poco valore, quindi non certificabile, non sappiamo se tutti gli sht11 sbagliano, di quanto sbagliano, in che fascia di temperatura sbagliano, di quanto, se in più o in meno....la curva dell'errore potrebbe essere lineare nei casi più fortunati, ma potrebbe anche essere così

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_06_21_35_42.png[/img] 

di seguito i dati di accuratezza dichiarati da davis sulla vp2 pre 2016

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/oldvp2.png[/img] 

vp2 post 2016, direi che c'è poco da dire  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/newvp2.png[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 21:47

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
:ok:  Comunque a parte tutto, meno male che abbiano deciso di fare upgrade alle nuove Davis! L'SHT11 è un buon sensore, ma non rende la stazione professionale
Con l'SHT31, si può considerare benissimo una stazione meteo professionale ;)
Se mettessero pure l'SHT35 un giorno, comincerebbe a diventare di alto livello eh ;) Diciamo ai livelli di una Vaisala da migliaia d'euro


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 21:58

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426128"]:ok:  Comunque a parte tutto, meno male che abbiano deciso di fare upgrade alle nuove Davis! L'SHT11 è un buon sensore, ma non rende la stazione professionale
Con l'SHT31, si può considerare benissimo una stazione meteo professionale ;)
Se mettessero pure l'SHT35 un giorno, comincerebbe a diventare di alto livello eh ;) Diciamo ai livelli di una Vaisala da migliaia d'euro[/quote]

Verissimo ;) 
vero anche che stiamo spaccando il capello, nel senso che alla fine, se andiamo a considerare la media generale spalmata su 24 ore abbiamo un errore medio di 1,2 decimi di grado ma per chi cerca una certa precisione assumono anche loro importanza.

Se non avessi modificato lo schermo avrei avuto una sovrastima delle massime, che ora invece sono allineate, e forse quella sovrastima avrebbe portato a pareggio la media, o forse qualcosa in più, ma nulla di trascendentale su base giornaliera, ma proprio qui sta la differenza con le apparecchiature professionali ;) 

A questo punto mi chiedo come possiamo considerare i dati di stazioni di costo inferiore delle quali addirittura non si conosce neanche il sensore utilizzato  :ohno:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 22:07

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Infatti hai fatto un ottimo lavoro!  :ok:  Già sei riuscito a rendere la stazione più professionale diciamo. Ovvio che se si vuole una stazione meteo a regola WMO la vue non va bene, ma non va bene nemmeno la vecchia VP2 ;) Quella nuova invece sì.
Riguardo alle stazioni di costo inferiore beh... diciamo che si possono guardare in linea generale, ma considera che molte volte, dati pessimi si ottengono solo da installazioni errate (tipo gente che mette sensori attaccati al muro o con schermo solare veramente mal costruito)
Per fortuna la rete di linea meteo è molto affidabile ;) Ma tu vai a prendere weather undeground... molti dati sono assolutamente sballati, diciamo un 75% forse più in delle zone
Una volta ho visto differenze di 8 gradi nel solo centro di Torino  :ohno:  Quella sì che è roba veramente pessima.
 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 22:15

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426133"]Infatti hai fatto un ottimo lavoro!  :ok:  Già sei riuscito a rendere la stazione più professionale diciamo. Ovvio che se si vuole una stazione meteo a regola WMO la vue non va bene, ma non va bene nemmeno la vecchia VP2 ;) Quella nuova invece sì.
Riguardo alle stazioni di costo inferiore beh... diciamo che si possono guardare in linea generale, ma considera che molte volte, dati pessimi si ottengono solo da installazioni errate (tipo gente che mette sensori attaccati al muro o con schermo solare veramente mal costruito)
Per fortuna la rete di linea meteo è molto affidabile ;) Ma tu vai a prendere weather undeground... molti dati sono assolutamente sballati, diciamo un 75% forse più in delle zone
Una volta ho visto differenze di 8 gradi nel solo centro di Torino  :ohno:  Quella sì che è roba veramente pessima.
 :bye:[/quote]

Ah be certo! cambia nettamente la filosofia di approccio, su wunderground trovi di tutto, buono e cattivo, sulla nostra rete no, non tanto per la necessità di avere foto dell'installazione o quant'altro ma perchè è una rete di appassionati, tutte persone che vogliono avere dati affidabili in primis, l'obbiettivo principale è quello, non tanto di averli in rete, quella è una cosa secondaria, anche chi è alle prime armi viene guidato per mano nell'installazione prima che gli vengano pubblicati i dati, tutt'altra cosa  ;) 

Comunque ok, continuerò a fare raffronti, domani se a qualcuno fa piacere, posterò la foto della modifica allo schermo, si tratta di una semplice palpebra, ma funzionale, ho cambiato penso almeno 50 volte posizione, altezza, diametro, inclinazione etc prima di trovare il giusto compromesso  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 22:39

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="426140"]

Comunque ok, continuerò a fare raffronti, domani se a qualcuno fa piacere, posterò la foto della modifica allo schermo, si tratta di una semplice palpebra, ma funzionale, ho cambiato penso almeno 50 volte posizione, altezza, diametro, inclinazione etc prima di trovare il giusto compromesso  :lol:[/quote]

Ti posso capire  :lol:


-----------------------------------
Gab78
Lun 06 Mar, 2017 22:44

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="426140"]
 domani se a qualcuno fa piacere, posterò la foto della modifica allo schermo,[/quote]

Direi proprio di sì, eh...  :D


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 16:36

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Bene, tutta questa attesa per sta schifezza??  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_07_16_28_37.jpg[/img] 

Si, in effetti si tratta di un semplice tubo di raccordo 100/120 bianco, avvolge totalmente lo schermo ma non limita eccessivamente la ventilazione, dalle foto non sarà facile capirlo, ma la parte superiore del raccordo NON va a toccare la base dell'iss, ma rimane a circa 2cm di distanza, altezza che lascia coperto il sensore interno ma permette una naturale ventilazione.

Ovviamente le misure che ho dato vanno bene per il mio schermo che è stato modificato in 8 piatti, in caso del 5 piatti  il raccordo dovrà avere un'altezza inferiore per evitare di soffocare troppo lo schermo.

Il raccordo non è fissato all'iss bensì al palo di supporto tramite una comune clip in plastica per tubi e fascetta, questo consente un facile riposizionamento e smontaggio in caso di manutenzione

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_07_16_28_23.jpg[/img] 

Col proseguo della stagione ed il rialzo delle temperature terrò monitorata la modifica, non vorrei che, nelle calde giornate estive con scarsa ventilazione, il sensore abbia a soffrire, in tal caso ho già pronti altri 3 raccordi identici ma tagliati in altezza in direzione N rispettivamente di 45, 90 e 180°.

Dato il sistema di fissaggio prove e sostituzioni sono immediate  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mar 07 Mar, 2017 16:42

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
ho contattato il rivenditore ufficiale Davis che mi ha confermato quanto scritto da Green e cioè la mia Pro 2 del 2007
può montare il nuovo sensore th purchè si abbia l'accortezza di modificare il set up della consolle di -0,5.
il nuovo sensore è certamente più performante ma sono personalmente contrario a "smanettare "la consolle .Quindi a questo punto o STH 15 o STH 31 con modifica della consolle.Cosa consigliate?
Complimenti a Green 63 per il lavoro fatto, che ci porta a fare discussioni e considerazioni sull'attendibilità dei dati delle stazioni meteo anche semiprofessionali .Solo dei pazzi (in senso buono) come noi dedicano tempo ed energia a cercare di limare qualche decimo di grado per avere risultati ottimali.Pensate un po'come  uno 0,4 in più od in meno dovuto ad errori di misura può influenzare le previsioni a medio lungo termine.Ma questo è un altro discorso
Un saluto


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 17:10

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426224"]ho contattato il rivenditore ufficiale Davis che mi ha confermato quanto scritto da Green e cioè la mia Pro 2 del 2007
può montare il nuovo sensore th purchè si abbia l'accortezza di modificare il set up della consolle di -0,5.
il nuovo sensore è certamente più performante ma sono personalmente contrario a "smanettare "la consolle .Quindi a questo punto o STH 15 o STH 31 con modifica della consolle.Cosa consigliate?
Complimenti a Green 63 per il lavoro fatto, che ci porta a fare discussioni e considerazioni sull'attendibilità dei dati delle stazioni meteo anche semiprofessionali .Solo dei pazzi (in senso buono) come noi dedicano tempo ed energia a cercare di limare qualche decimo di grado per avere risultati ottimali.Pensate un po'come  uno 0,4 in più od in meno dovuto ad errori di misura può influenzare le previsioni a medio lungo termine.Ma questo è un altro discorso
Un saluto[/quote]

Prima di tutto ti ringrazio per i complimenti non meritati  ;) 
sono contento che il rivenditore ti abbia confermato, io, personalmente, non mi preoccuperei del discorso offset, si tratta si una semplice regolazione fissa, sull'intero range e relativa solo alla visualizzazione, non vai a toccare nulla di particolare, non ne risentono le prestazioni ne l'affidabilità  :smile: 

Tienici aggiornati 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 22:01

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Oggi ho ricevuto un nuovo sensore per la Vue, l'ho sostituito circa 3 ore fa, ho eseguito l'operazione in pochi minuti, il sensore è il medesimo modello, vediamo come si comporta
per il momento sembrerebbe andare meglio del precedente

ps - logicamente è stato azzerato l'offset precedentemente impostato a -0,2
purtroppo non ho il tempo di misurare in camera buia questo sensore come fatto per quello precedente  :( 

temp attuale vp2   10,9
temp attuale vue    11,1

stiamo a vedere, certo che non ho intenzione di investire ulteriormente su questo iss, se con questo risolvo bene, altrimenti  :bye:


-----------------------------------
Gab78
Mar 07 Mar, 2017 22:18

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Non so più che complimenti fare...  :lol: 

 :ok:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 22:26

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="426239"]Non so più che complimenti fare...  :lol: 

 :ok:[/quote]

Ma per cosa Gabriele??
so solo che tra tubi, ventole, pannelli, staffe, nuovo sensore ho speso una cifra che ci compravo mezzo iss della vp2  :lol: 

eccolo il nuovo arrivato!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_07_22_27_35.png[/img] 

a parte gli scherzi, vediamo come va questo, magari va meglio dell'altro poi magari sovrastima 1° a 25° :lol: 

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Mar 07 Mar, 2017 22:37

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="426242"][quote user="Gab78" post="426239"]Non so più che complimenti fare...  :lol: 

 :ok:[/quote]

Ma per cosa Gabriele??
so solo che tra tubi, ventole, pannelli, staffe, nuovo sensore ho speso una cifra che ci compravo mezzo iss della vp2  :lol: 

[/quote]

Per la tign... ehm, la tenacia  :D  con cui stai lavorandoci... Come quando io ho segato le coppette dell'anemometro con la vite spanata per sostituirle senza intaccare l'alberino...

E' inutile, chi come noi ha questa passione lo può capire...  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 07 Mar, 2017 22:42

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Bel lavoro comunque Mauro, è una cosa che può servire se qualcuno ha qualche dubbio ;) Anche con le risposte di ognuno al topic!

Comunque in teoria dovrebbe andare bene il nuovo arrivato!  :ok: 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 22:50

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426247"]Bel lavoro comunque Mauro, è una cosa che può servire se qualcuno ha qualche dubbio ;) Anche con le risposte di ognuno al topic!

Comunque in teoria dovrebbe andare bene il nuovo arrivato!  :ok: 
 :bye:[/quote]

Me lo auguro Eugenio, di cuore, anche perchè non è un qualcosa che puoi sfruttare per altri progetti, o va o lo getti nell'indifferenziata  :(


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 09:31

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Allora primi dati di stanotte, dalla mezzanotte alle 09

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_08_09_23_25.png[/img] 

Direi non male, resiste una sottostima, seppur ridotta,  ma ci sta, non possiamo pretendere da un sht11 (rospo) di diventare un sht31 (principe)   :lol: 

temp attuale vp2  10,9
temp attuale vue   10,9
sensorpush             10,93

Confermo ancora che le sensibilità dell'anemometro della vp2 è superiore, il gap della soglia di avvio, di circa 3,2 km/h si conferma come perdita alle velocità maggiori, ecco i due plot del vento di stamattina

vue

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/8marzoventovue.jpg[/img] 

vp2

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/8marzoventovp2.jpg[/img] 

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mer 08 Mar, 2017 09:46

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Non ho parole per il lavoro che hai fatto.Hai una grande passione (come me) ed una certa dimestichezza col fai da te (non come me).Domanda :quello è il sensore originale davis per la vue ?
Poi ,dato che sono anch'io un folle,ho una stazione davis aggiuntiva di TH posizionata in giardino(la principale è sul tetto ed anche qui si apre un mondo ,viste le differenze soprattutto per le minime tra le due) e mi chiedo  :se resetto la consolle a meno 0,5 (se optassi per STH 31) inevitabilmente la temperatura della seconda stazione aggiuntiva sarebbe sottostimata di 0,5 visto che monta il vecchio sensore.Quindi avrei la stazione principale con valori di T ed H certamente migliori ma la secondaria più sballata.O no?Non voglio cambiare 2 sensori,quindi torna in gioco STH 15 ahimè.


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 10:17

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426260"]Non ho parole per il lavoro che hai fatto.Hai una grande passione (come me) ed una certa dimestichezza col fai da te (non come me).Domanda :quello è il sensore originale davis per la vue ?
Poi ,dato che sono anch'io un folle,ho una stazione davis aggiuntiva di TH posizionata in giardino(la principale è sul tetto ed anche qui si apre un mondo ,viste le differenze soprattutto per le minime tra le due) e mi chiedo  :se resetto la consolle a meno 0,5 (se optassi per STH 31) inevitabilmente la temperatura della seconda stazione aggiuntiva sarebbe sottostimata di 0,5 visto che monta il vecchio sensore.Quindi avrei la stazione principale con valori di T ed H certamente migliori ma la secondaria più sballata.O no?Non voglio cambiare 2 sensori,quindi torna in gioco STH 15 ahimè.[/quote]

Grazie ancora
un momento, non conosco perfettamente come funziona la stazione aggiuntiva ma sicuramente ha un id differente da quello dell'iss principale
esempio iss su id01
stazione aggiuntiva id03

quando tu andrai a regolare l'offset della temperatura lo farai, nel caso in esempio, solo all'id 01, NON vengono alterate le letture di stazioni aggiuntive operanti con altri id, la modifica riguarda solo e unicamente quell'id

non so se sono stato chiaro, ma mi sa di no  :(


-----------------------------------
il versiliese
Mer 08 Mar, 2017 11:57

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
chiarissimo!
Se opterò per STH 31 vi farò sapere!
Grazie


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 21:55

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Dati di oggi fino alle 21

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_08_21_43_39.png[/img] 

devo dire che il nuovo sensore non è del tutto malvagio, gli scostamenti sono accettabili, forse mi è capitato un sht11 più equilibrato perlomeno con le attuali temperature, vedremo come si comporterà quando saliremo ben oltre i 20°  ;) 

Lo schermo modificato 8 piatti e con palpebra pare fare bene il suo lavoro, ma per ora non possiamo ancora dare giudizi definitivi, anche oggi è stata una giornata con ventilazione molto sostenuta, la prova del fuoco avverrà con sole e TOTALE assenza di vento

per ora soddisfatto  :ok:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 08 Mar, 2017 22:37

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Beh è buono! Penso che i problemi al massimo si avranno oltre i 30 (parlo delle inaccuratezze del sensore ;) )  
Poi lo schermo è un'altra cosa come si sa ormai ;)
 :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 10 Mar, 2017 15:34

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Dati di oggi, non male, non male  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_10_15_25_43.png[/img]


-----------------------------------
green63
Sab 11 Mar, 2017 15:38

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Dati di oggi fino alle 15, a giornate simili ovviamente ancora prestazioni simili  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_11_15_28_24.png[/img]


