https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14588
-----------------------------------
green63
Gio 12 Gen, 2017 22:47

Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Con questo post vorrei presentare un piccolo sensore termo igrometrico che sto utilizzando oramai da alcuni mesi e che ritengo estremamente interessante anche alla luce degli aggiornamenti imminenti.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sensorpush_bluetooth_thermometer_hygrometer_with_iphone_ipad_android.jpg[/img] 

Si tratta di un piccolo scatolino, circa 4cm per lato per uno spessore di circa 1,5cm, al suo interno troviamo un ottimo sensore di temperatura, un sensore di umidità prodotto da Bosh, un datalogger con circa 20gg di memoria con campionamento 1 minuto, un modulo bluetooth, di seguito le specifiche principali

SPECIFICATIONS
Temperature Range	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
Humidity Range	0 - 100% 
Temperature Accuracy
(0°C - 60°C / 32°F - 140°F)	±0.3°C / ±0.5°F typical
0.5°C / ±0.9°F maximum
Temperature Accuracy
(Full Range)	±0.7°C / ±1.3°F typical
1.2°C / ±2.2°F max
Humidity Accuracy
(@ 25°C / 77°F, from 20% - 80% RH )	±3% typical
±4.5% maximum
Humidity Accuracy
(@ 25°C / 77°F, from 0% - 100% RH )

Utilizza una connessione bluetooth per connettersi, tramite app dedicata, a qualunque smartphone, tramite app è possibile scaricare i dati, visualizzare dei semplici grafici, esportare i dati memorizzati in formato csv per successive elaborazioni più approfondite.

La portata dichiarata del bluetooth è di 100mt, sicuramente lo smartphone che utilizzeremo per gestirlo non li ha, io comunque riesco tranquillamente a connettermi e scaricare i dati dal mio appartamento ovviamente nello stesso lato della casa  in cui è installato con un Samsung S5 Neo.

Il sensorpush è installato in giardino, in schermo davis 10 piatti passivo, a circa 8 mt dalla parete della mia abitazione.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/15304265_1860664297499576_243816241208164135_o.jpg[/img] 

Passando alle considerazioni personali dopo alcuni mesi di utilizzo, devo ammettere che, pur non essendo un prodotto economico, svolge egregiamente tutti i suoi compiti, rimane "incollato" ai dati della vp2 con scarti nelle tolleranze strumentali, rapido a seguire eventuali repentini cambiamenti, applicazione affidabile e senza crash o malfunzionamenti.

È ovviamente possibile aggiungere ulteriori sensorpush, ogni sensore può essere personalizzato con un nome e gestito separatamente tramite l'app.

sono in contatto con il produttore, a breve un gateway wifi che, perlomeno sulla carta, dovrebbe ricevere i dati di tutti i sensorpush nel raggio di 100mt e permettere l'upload in rete, non so ancora con quali modalità, a breve dovrei ricevere aggiornamenti.

 :bye:


-----------------------------------
lucagpz
Ven 13 Gen, 2017 02:14

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Io sto utilizzando invece un "cosetto" fatto con un ESP8266 e sensori DHT22 BMP85, costo irrisorio e risultati davvero buoni. Certo ci vuole un po' di mano con il saldatore e con la programmazione ma in rete si trovano decine di progetti validi, ad esempio:
http://greppipelinux.synology.me/?p=535
https://blog.iotpipe.io/2016/03/23/measuring-humidity-with-a-dht22-and-esp8266-part-1/
https://tzapu.com/minimalist-battery-powered-esp8266-wifi-temperature-logger/

Di sicuro l'aspetto finale è davvero meno professionale, tuttavia sta andando da mesi senza problemi. 

 :smile:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 12:54

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non conoscendo le curve di questo Sensorpush (a meno che non si abbiano datasheet dettagliati) e non conoscendo la sua ripetibilità della misura e deterioramento nel tempo e anche il suo tempo di risposta nella sua curva, non posso fare un paragone preciso con l'SHT11 che monta la Davis Vantage pro2, però posso dire che siamo più o meno a quei livelli sia per la temperatura che umidità, per quanto riguarda l'accuratezza.
Per chi vuole ecco il [url=https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Sensirion_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf]DATASHEET DELLA SERIE SHT1x che monta la Davis. ;) (in particolare guardate l'SHT11 che è quello che monta)
Faccio un piccolissimo approfondimento per quanto riguarda i due sensori DS18B20 e DHT22:
il DS18B20 per il prezzo è un sensore molto preciso, raggiunge quasi i livelli della vantage pro 2, ha una buona ripetibilità e preciso a lungo termine. Il DHT22 costa di più, ma vale di meno per quanto riguarda la temperatura rispetto al DS18B20, specie in condizioni di freddo. Due piccoli grafici fatti da me con Arduino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/26_luglio.png[/img] 

Noterete una sottostima o sovrastima da parte dei 2 il 13 Novembre: beh a quanto ho visto da riferimenti esterni, anche il DS18B20 sottostima un po', ma non quanto il DHT22 sovrastimi ;) Per cui ho escluso di fare la media tra i due per un riferimento più preciso. Meglio a questo punto usare più sensori dello stesso tipo e fare una media.
Per quanto riguarda l'umidità, in realtà il DHT22 non è male come precisione, ha una discreta ripetibilità, ma ha una pecca molto grossa: si satura spesso al 100% per via delle goccioline accumulate al micro film poroso che ha, in più è un sensore con una scarsa durabilità nel tempo (già dopo un anno tende a essere instabile e dopo 2 anni lo si deve buttare, questo nel 90% dei casi)
Oltre questo un sensore di umidità è sempre meglio avvolgerlo in qualcosa di cotone, per evitare vapori o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare il suo micro film interno. Il sensore più preciso che conosca per coprire lunghe distanze cablato e non quindi in wifi è l'SHT75
Costa circa 30 euro dalla Cina, ed è molto più preciso di qualsiasi Davis, infatti può essere usato anche come stazione ufficiale perché soddisfa i requisiti WMO (siamo più o meno ai livelli di una Vaisala)
Voglio ricordare che i requisiti WMO si soddisfano per quanto riguarda la temperatura solo con una accuratezza di almeno +-0.3°C e un umidità almeno di +-2% per questo la Davis è una stazione semi professionale.
Per quanto riguarda l'uso dell'ESP anche io volevo usare quell'affarino, economico e utile per cose amatoriali. Però il problema è coprire lunghe distanze con il wifi, meglio a questo punto utilizzare un [url=https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo]NRF24L01 con antenna grossa. E' un modulo a 2.4GHz e serve per comunicare tra due dispositivi in modo da coprire più distanza. Più versatile se si vuole fare qualcosa di più che montare due sensori. Si può usare per fare una stazione meteo completa con display in casa e trasportabile e molti sensori. L'uso invece del Raspbarry è una buonissima idea, molto più prestante che ad esempio una ethernet shield con Arduino UNO/MEGA ;)
Se volete date un'occhiata al mio progetto di stazione meteo completa [url=http://www.lineameteo.it/17-vf2-vt12889.html?start=240]QUI
Ciao!

P.S. Bei progettini comunque quelli linkati, semplici e funzionali amatorialmente

Maggiori dettagli riguardo al DHT22 [url=http://www.kandrsmith.org/rjs/misc/hygrometers/calib_dht22.html]QUI e anche [url=http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html]QUI


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 13:31

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="lucagpz" post="419215"]Io sto utilizzando invece un "cosetto" fatto con un ESP8266 e sensori DHT22 BMP85, costo irrisorio e risultati davvero buoni. Certo ci vuole un po' di mano con il saldatore e con la programmazione ma in rete si trovano decine di progetti validi, ad esempio:
http://greppipelinux.synology.me/?p=535
https://blog.iotpipe.io/2016/03/23/measuring-humidity-with-a-dht22-and-esp8266-part-1/
https://tzapu.com/minimalist-battery-powered-esp8266-wifi-temperature-logger/

Di sicuro l'aspetto finale è davvero meno professionale, tuttavia sta andando da mesi senza problemi. 

 :smile:[/quote]

Ciao Luca e grazie!
In effetti mi sarebbe piaciuto realizzare un qualcosa come hai fatto tu ma mi mancano due cose fondamentali:
1 - non ho mano col saldatore
2 - non capisco nulla di programmazione

In pratica mi manca tutto  :lol:  :lol: 

Ti dico la verità, se un progettino simile al tuo fosse reperibile commercialmente bello pronto, lo avrei già acquistato, purtroppo questo non è possibile, ma credimi, sarei disposto a farlo se qualche anima pia volesse dedicarci del tempo, io non ne sono capace, potrei imparare ma sai, un poco l'età non più giovanissima, un poco gli impegni (ho un'attività commerciale) ..... :( 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 13:36

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non sono molto difficili con un po' di basi ;) Comunque a cosa l'hai interfacciati i sensori DS18B20 e DHT22?


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 13:51

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419414"]Non conoscendo le curve di questo Sensorpush (a meno che non si abbiano datasheet dettagliati) e non conoscendo la sua ripetibilità della misura e deterioramento nel tempo e anche il suo tempo di risposta nella sua curva, non posso fare un paragone preciso con l'SHT11 che monta la Davis Vantage pro2, però posso dire che siamo più o meno a quei livelli sia per la temperatura che umidità, per quanto riguarda l'accuratezza.
Per chi vuole ecco il [url=https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Sensirion_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf]DATASHEET DELLA SERIE SHT1x che monta la Davis. ;) (in particolare guardate l'SHT11 che è quello che monta)
Faccio un piccolissimo approfondimento per quanto riguarda i due sensori DS18B20 e DHT22:
il DS18B20 per il prezzo è un sensore molto preciso, raggiunge quasi i livelli della vantage pro 2, ha una buona ripetibilità e preciso a lungo termine. Il DHT22 costa di più, ma vale di meno per quanto riguarda la temperatura rispetto al DS18B20, specie in condizioni di freddo. Due piccoli grafici fatti da me con Arduino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/26_luglio.png[/img] 

Noterete una sottostima o sovrastima da parte dei 2 il 13 Novembre: beh a quanto ho visto da riferimenti esterni, anche il DS18B20 sottostima un po', ma non quanto il DHT22 sovrastimi ;) Per cui ho escluso di fare la media tra i due per un riferimento più preciso. Meglio a questo punto usare più sensori dello stesso tipo e fare una media.
Per quanto riguarda l'umidità, in realtà il DHT22 non è male come precisione, ha una discreta ripetibilità, ma ha una pecca molto grossa: si satura spesso al 100% per via delle goccioline accumulate al micro film poroso che ha, in più è un sensore con una scarsa durabilità nel tempo (già dopo un anno tende a essere instabile e dopo 2 anni lo si deve buttare, questo nel 90% dei casi)
Oltre questo un sensore di umidità è sempre meglio avvolgerlo in qualcosa di cotone, per evitare vapori o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare il suo micro film interno. Il sensore più preciso che conosca per coprire lunghe distanze cablato e non quindi in wifi è l'SHT75
Costa circa 30 euro dalla Cina, ed è molto più preciso di qualsiasi Davis, infatti può essere usato anche come stazione ufficiale perché soddisfa i requisiti WMO (siamo più o meno ai livelli di una Vaisala)
Voglio ricordare che i requisiti WMO si soddisfano per quanto riguarda la temperatura solo con una accuratezza di almeno +-0.3°C e un umidità almeno di +-2% per questo la Davis è una stazione semi professionale.
Per quanto riguarda l'uso dell'ESP anche io volevo usare quell'affarino, economico e utile per cose amatoriali. Però il problema è coprire lunghe distanze con il wifi, meglio a questo punto utilizzare un [url=https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo]NRF24L01 con antenna grossa. E' un modulo a 2.4GHz e serve per comunicare tra due dispositivi in modo da coprire più distanza. Più versatile se si vuole fare qualcosa di più che montare due sensori. Si può usare per fare una stazione meteo completa con display in casa e trasportabile e molti sensori. L'uso invece del Raspbarry è una buonissima idea, molto più prestante che ad esempio una ethernet shield con Arduino UNO/MEGA ;)
Se volete date un'occhiata al mio progetto di stazione meteo completa [url=http://www.lineameteo.it/17-vf2-vt12889.html?start=240]QUI
Ciao!

P.S. Bei progettini comunque quelli linkati

Maggiori dettagli riguardo al DHT22 [url=http://www.kandrsmith.org/rjs/misc/hygrometers/calib_dht22.html]QUI e anche [url=http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html]QUI[/quote]


Ti faccio i miei più sinceri complimenti, vedo che ds18b20 e dht22 sono il tuo pane quotidiano  :wink: 
io ho avuto una certa sfortuna con i dht22, proprio in merito ai difetti che hai ben evidenziato, sopratutto per quanto riguarda la saturazione.
Decisamente affidabile il ds18b20, forse una versione più professionale di questo sensore, quindi con una certificazione che ne attesti l'accuratezza....capita spesso che due ds18b20 diano risultati un pò troppo differenti ma dato il costo...

Per quanto riguarda la Davis, credo che la mia vp2, che è nuova e di recente produzione, monti già il sensore pù performante che, nello specifico, dovrebbe essere l'SHT15

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_01_13_13_46_30.png[/img] 

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 14:28

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Si hanno questa cosa i DS18b20, ma ovviamente perché non sono omologati per uso professionale, però alcuni sono più precisi dei datasheet ! ;)
Comunque grazie per la info, non sapevo che attualmente la Davis montava l'SHT15, quindi può considerarsi l'ultima versione anche professionale a norma WMO ;) Conosci qualche info a riguardo alla nuova versione Davis che monta questo sensore?
La maggior parte delle Davis hanno l'SHT11


-----------------------------------
lucagpz
Ven 13 Gen, 2017 14:29

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Interessanti considerazioni.. io per le stesse ragioni avevo scartato dopo poche settimane un DHT11 inizialmente scelto. 
Il DS18B20 lo trovo molto molto valido. Ne uso da circa 3 anni 6 sullo stesso bus per l'impianto termico di casa.. mai avuto un problema.

L'SHT11 sembrerebbe in effetti sulla carta molto valido, visto il costo ci mancherebbe anche ;)

[quote user="As_Needed" post="419414"]Non conoscendo le curve di questo Sensorpush (a meno che non si abbiano datasheet dettagliati) e non conoscendo la sua ripetibilità della misura e deterioramento nel tempo e anche il suo tempo di risposta nella sua curva, non posso fare un paragone preciso con l'SHT11 che monta la Davis Vantage pro2, però posso dire che siamo più o meno a quei livelli sia per la temperatura che umidità, per quanto riguarda l'accuratezza.
Per chi vuole ecco il [url=https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Sensirion_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf]DATASHEET DELLA SERIE SHT1x che monta la Davis. ;) (in particolare guardate l'SHT11 che è quello che monta)
Faccio un piccolissimo approfondimento per quanto riguarda i due sensori DS18B20 e DHT22:
il DS18B20 per il prezzo è un sensore molto preciso, raggiunge quasi i livelli della vantage pro 2, ha una buona ripetibilità e preciso a lungo termine. Il DHT22 costa di più, ma vale di meno per quanto riguarda la temperatura rispetto al DS18B20, specie in condizioni di freddo. Due piccoli grafici fatti da me con Arduino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/26_luglio.png[/img] 

Noterete una sottostima o sovrastima da parte dei 2 il 13 Novembre: beh a quanto ho visto da riferimenti esterni, anche il DS18B20 sottostima un po', ma non quanto il DHT22 sovrastimi ;) Per cui ho escluso di fare la media tra i due per un riferimento più preciso. Meglio a questo punto usare più sensori dello stesso tipo e fare una media.
Per quanto riguarda l'umidità, in realtà il DHT22 non è male come precisione, ha una discreta ripetibilità, ma ha una pecca molto grossa: si satura spesso al 100% per via delle goccioline accumulate al micro film poroso che ha, in più è un sensore con una scarsa durabilità nel tempo (già dopo un anno tende a essere instabile e dopo 2 anni lo si deve buttare, questo nel 90% dei casi)
Oltre questo un sensore di umidità è sempre meglio avvolgerlo in qualcosa di cotone, per evitare vapori o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare il suo micro film interno. Il sensore più preciso che conosca per coprire lunghe distanze cablato e non quindi in wifi è l'SHT75
Costa circa 30 euro dalla Cina, ed è molto più preciso di qualsiasi Davis, infatti può essere usato anche come stazione ufficiale perché soddisfa i requisiti WMO (siamo più o meno ai livelli di una Vaisala)
Voglio ricordare che i requisiti WMO si soddisfano per quanto riguarda la temperatura solo con una accuratezza di almeno +-0.3°C e un umidità almeno di +-2% per questo la Davis è una stazione semi professionale.
Per quanto riguarda l'uso dell'ESP anche io volevo usare quell'affarino, economico e utile per cose amatoriali. Però il problema è coprire lunghe distanze con il wifi, meglio a questo punto utilizzare un [url=https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo]NRF24L01 con antenna grossa. E' un modulo a 2.4GHz e serve per comunicare tra due dispositivi in modo da coprire più distanza. Più versatile se si vuole fare qualcosa di più che montare due sensori. Si può usare per fare una stazione meteo completa con display in casa e trasportabile e molti sensori. L'uso invece del Raspbarry è una buonissima idea, molto più prestante che ad esempio una ethernet shield con Arduino UNO/MEGA ;)
Se volete date un'occhiata al mio progetto di stazione meteo completa [url=http://www.lineameteo.it/17-vf2-vt12889.html?start=240]QUI
Ciao!

P.S. Bei progettini comunque quelli linkati, semplici e funzionali amatorialmente

Maggiori dettagli riguardo al DHT22 [url=http://www.kandrsmith.org/rjs/misc/hygrometers/calib_dht22.html]QUI e anche [url=http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html]QUI[/quote]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 14:33

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
DHT11 lasciatelo perdere, schifezza pura ;) DHT22 non male, ma ha problemi
Sensirion ottimi anche cablati a lunga distanza, il migliore dei Sensirion, meglio dell'SHT15 è l'SHT75 ;)

Poi non so se conoscete questo della Silicon Labs
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si7050-1-3-4-5-A20.pdf

In specifico il modello SI7051
precisione di +-0.1°C ! Siamo a livelli di uso iper professionale  8)) 
Però utilizza il bus I2C, perciò si può usare solo wifi per lunghe distanze


Comunque i Sensirion l'unica pecca che hanno, ma una pecca che si può non considerare, è il tempo di risposta "lento" di 8 secondi

Costa pure poco l'SI7051
https://www.tindie.com/products/closedcube/si7051-01c-max-digital-temperature-sensor/

Poi dichiarano anche un'ottima affidabilità, cioè quel sensore batte pure una Vaisala !

Long Term Stability —  0.01 — °C/Yr

Non so se mi spiego  8))

Tempo di risposta pure meglio dei Sensirion con 5 secondi.

[hr]

Invece a basso costo per l'umidità è buono [url=https://www.tindie.com/products/closedcube/hdc1080-high-accuracy-humiditytemperature-sensor/]QUESTO sempre bus I2C

Davvero buoni i [url=http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/hdc1080.pdf]DATASHEET

Preciso per l'umidità ma tempo di risposta di ben 15 secondi


-----------------------------------
lucagpz
Ven 13 Gen, 2017 15:08

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Riguardo alla limitazione i2c, io in un progetto extra meteo o superato il vincolo usando  il DS28E17!


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 15:44

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Bello! Devo informarmi a riguardo ;) a cosa l'avevi interfacciato?


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 16:49

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419483"]Si hanno questa cosa i DS18b20, ma ovviamente perché non sono omologati per uso professionale, però alcuni sono più precisi dei datasheet ! ;)
Comunque grazie per la info, non sapevo che attualmente la Davis montava l'SHT15, quindi può considerarsi l'ultima versione anche professionale a norma WMO ;) Conosci qualche info a riguardo alla nuova versione Davis che monta questo sensore?
La maggior parte delle Davis hanno l'SHT11[/quote]

Scusami credo di aver sbagliato modello, la nuova vp2 monta il sht31, decisamente più preciso del sht11
L'accuratezza della temperatura ora è  di 0,3° e quella dell'umidità del 2%
Maggiori informazioni al seguente link, purtroppo in inglese, comunque dal codice a barre è possibile sapere se la propria vp2 monta o meno il nuovo sensore
Ciao
https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 16:51

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419483"]Si hanno questa cosa i DS18b20, ma ovviamente perché non sono omologati per uso professionale, però alcuni sono più precisi dei datasheet ! ;)
Comunque grazie per la info, non sapevo che attualmente la Davis montava l'SHT15, quindi può considerarsi l'ultima versione anche professionale a norma WMO ;) Conosci qualche info a riguardo alla nuova versione Davis che monta questo sensore?
La maggior parte delle Davis hanno l'SHT11[/quote]


Magari poi sarebbe meglio creare un post apposito per maggiori apprendimenti;)


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 16:53

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419445"]Non sono molto difficili con un po' di basi ;) Comunque a cosa l'hai interfacciati i sensori DS18B20 e DHT22?[/quote]

A dei semplici display, uno con funzione di datalogger, anche se poi non lo uso granché per questa funzione
;)


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 17:19

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="green63" post="419578"][quote user="As_Needed" post="419445"]Non sono molto difficili con un po' di basi ;) Comunque a cosa l'hai interfacciati i sensori DS18B20 e DHT22?[/quote]

A dei semplici display, uno con funzione di datalogger, anche se poi non lo uso granché per questa funzione
;)[/quote]

Che micro usi? Arduino?

Comunque l SHT31 è molto buono, siamo a livelli assolutamente professionali forse pochissimo meglio dell SHT15. però l SHT75 è sempre un po' meglio ;)

Comunque le vecchie Davis montavano l SHT11 che era semi professionale, adesso in quel modo siamo a livelli professionale anche se non di alto livello ;)


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 18:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419600"][quote user="green63" post="419578"][quote user="As_Needed" post="419445"]Non sono molto difficili con un po' di basi ;) Comunque a cosa l'hai interfacciati i sensori DS18B20 e DHT22?[/quote]

A dei semplici display, uno con funzione di datalogger, anche se poi non lo uso granché per questa funzione
;)[/quote]

Che micro usi? Arduino?

Comunque l SHT31 è molto buono, siamo a livelli assolutamente professionali forse pochissimo meglio dell SHT15. però l SHT75 è sempre un po' meglio ;)

Comunque le vecchie Davis montavano l SHT11 che era semi professionale, adesso in quel modo siamo a livelli professionale anche se non di alto livello ;)[/quote]


Ecco ora mi vergogno ma mi tocca essere sincero, i display che utilizzo li ho comprati già pronti su tindie, io non ne sarei capace  :(  :( 
Sono bravino a modificare schermi etc ma ho dimestichezza con il saldatore come con la danza artistica  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 18:25

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non ti preoccupare! il saldatore è una cosa che ci vuole pratica e teoria come in tutte le cose :D  ovviamente devi saper pure un minimo di programmazione per fare tutto ;) se vuoi dai un'occhiata alla mia stazione meteo costruita da zero, forse ti interessa!


-----------------------------------
green63
Ven 13 Gen, 2017 21:42

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419657"]Non ti preoccupare! il saldatore è una cosa che ci vuole pratica e teoria come in tutte le cose :D  ovviamente devi saper pure un minimo di programmazione per fare tutto ;) se vuoi dai un'occhiata alla mia stazione meteo costruita da zero, forse ti interessa![/quote]

Complimenti! veramente un gran bel lavoro, ho scaricato la guida e letto tutto d'un fiato il tutorial, affascinante ma sicuramente non alla mia portata  :( 
comunque ci metterò mano, questo è sicuro, a me basterebbe poter monitorare solo temperatura, umidità e pressione, quindi magari il lavoro si semplifica, ci lavoro su.

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 13 Gen, 2017 21:44

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Grazie ;) Se ovviamente ti serve un consiglio chiedi pure!


-----------------------------------
andrea75
Sab 14 Gen, 2017 09:30

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Mauro ma di tutte queste stazioni/sensori... in rete non possiamo mettere nulla?  :)


-----------------------------------
green63
Sab 14 Gen, 2017 09:32

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="419414"]Non conoscendo le curve di questo Sensorpush (a meno che non si abbiano datasheet dettagliati) e non conoscendo la sua ripetibilità della misura e deterioramento nel tempo e anche il suo tempo di risposta nella sua curva, non posso fare un paragone preciso con l'SHT11 che monta la Davis Vantage pro2, però posso dire che siamo più o meno a quei livelli sia per la temperatura che umidità, per quanto riguarda l'accuratezza.
Per chi vuole ecco il [url=https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Sensirion_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf]DATASHEET DELLA SERIE SHT1x che monta la Davis. ;) (in particolare guardate l'SHT11 che è quello che monta)
Faccio un piccolissimo approfondimento per quanto riguarda i due sensori DS18B20 e DHT22:
il DS18B20 per il prezzo è un sensore molto preciso, raggiunge quasi i livelli della vantage pro 2, ha una buona ripetibilità e preciso a lungo termine. Il DHT22 costa di più, ma vale di meno per quanto riguarda la temperatura rispetto al DS18B20, specie in condizioni di freddo. Due piccoli grafici fatti da me con Arduino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/13_novembre.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/26_luglio.png[/img] 

Noterete una sottostima o sovrastima da parte dei 2 il 13 Novembre: beh a quanto ho visto da riferimenti esterni, anche il DS18B20 sottostima un po', ma non quanto il DHT22 sovrastimi ;) Per cui ho escluso di fare la media tra i due per un riferimento più preciso. Meglio a questo punto usare più sensori dello stesso tipo e fare una media.
Per quanto riguarda l'umidità, in realtà il DHT22 non è male come precisione, ha una discreta ripetibilità, ma ha una pecca molto grossa: si satura spesso al 100% per via delle goccioline accumulate al micro film poroso che ha, in più è un sensore con una scarsa durabilità nel tempo (già dopo un anno tende a essere instabile e dopo 2 anni lo si deve buttare, questo nel 90% dei casi)
Oltre questo un sensore di umidità è sempre meglio avvolgerlo in qualcosa di cotone, per evitare vapori o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare il suo micro film interno. Il sensore più preciso che conosca per coprire lunghe distanze cablato e non quindi in wifi è l'SHT75
Costa circa 30 euro dalla Cina, ed è molto più preciso di qualsiasi Davis, infatti può essere usato anche come stazione ufficiale perché soddisfa i requisiti WMO (siamo più o meno ai livelli di una Vaisala)
Voglio ricordare che i requisiti WMO si soddisfano per quanto riguarda la temperatura solo con una accuratezza di almeno +-0.3°C e un umidità almeno di +-2% per questo la Davis è una stazione semi professionale.
Per quanto riguarda l'uso dell'ESP anche io volevo usare quell'affarino, economico e utile per cose amatoriali. Però il problema è coprire lunghe distanze con il wifi, meglio a questo punto utilizzare un [url=https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo]NRF24L01 con antenna grossa. E' un modulo a 2.4GHz e serve per comunicare tra due dispositivi in modo da coprire più distanza. Più versatile se si vuole fare qualcosa di più che montare due sensori. Si può usare per fare una stazione meteo completa con display in casa e trasportabile e molti sensori. L'uso invece del Raspbarry è una buonissima idea, molto più prestante che ad esempio una ethernet shield con Arduino UNO/MEGA ;)
Se volete date un'occhiata al mio progetto di stazione meteo completa [url=http://www.lineameteo.it/17-vf2-vt12889.html?start=240]QUI
Ciao!

P.S. Bei progettini comunque quelli linkati, semplici e funzionali amatorialmente

Maggiori dettagli riguardo al DHT22 [url=http://www.kandrsmith.org/rjs/misc/hygrometers/calib_dht22.html]QUI e anche [url=http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html]QUI[/quote]

Come giustamente hai osservato non abbiamo datasheet del sensorpush tali da consentirci dei precisi raffronti, e infatti mi sono subito attivato con il produttore, intanto ho scoperto che monta un Sensirion, presumo si tratti proprio del sht11 ma sto attendendo una conferma ufficiale  :wink:


-----------------------------------
green63
Mar 17 Gen, 2017 19:43

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Mi è giunta stasera la risposta ufficiale dal produttore, il sensore installato sul Sensorpush è si un Sensirion ma non è affatto come pensavo un sht11 ma un modello a me fino ad oggi onestamente sconosciuto, l'sht20
ora confronterò bene i due datasheet ma, ad un primo colpo d'occhio, sembrerebbe migliore del sht11  ;) 

[url=https://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/2_Humidity_Sensors/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT20_Datasheet_V4.pdf]sht20 datasheet

[url=http://courses.cs.tau.ac.il/embedded/docs/TelosB/SHT11.pdf]sht11 datasheet


-----------------------------------
As_Needed
Mar 17 Gen, 2017 20:00

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Lo conoscevo. Come temperatura dovrebbe essere pochissimo più preciso di un SHT15
E come umidità più o meno ai livelli di un SHT11, ottimo sensore, decisamente meglio di un SHT11 per quanto riguarda la temperatura ;)

Comunque stavo riguardando l'SHT31 delle nuove Davis, davvero ottimo! Ha veramente una grossa precisione e accuratezza di misura e stabilità anche in un grande range di temperatura e condizioni di umidità. Sono proprio questi sensori a cui andrò incontro quando costruirò un'altra stazione meteo, prenderò un top gamma 
Anche se penso per la temperatura che andrò sulla Silicon labs, sono più precisi di una vaisala  8))


-----------------------------------
As_Needed
Mar 17 Gen, 2017 20:08

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Comunque dei Sensirion che conosco guardando bene l'SHT31 è il più preciso per quanto riguarda la temperatura. Perché si tiene molto preciso e affidabile anche fino ai -30 gradi! 
Anche per quanto riguarda l'umidità è veramente ottimo ! L'SHT75 è solo leggermente meglio per quanto riguarda l'umidità, quindi per quelli che conosco posso dire che l'SHT31 è il più preciso dei Sensirion parlando in generale.

Ho osservato bene ogni grafico disponibile . ;)


-----------------------------------
green63
Mar 17 Gen, 2017 20:09

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
MI fa piacere ricevere un parere positivo da un esperto in questo genere di sensori, in effetti guardando i datasheet ero giunto a medesima conclusione, e la cosa mi riconferma che questo sensorpush è stata un'ottima scelta  :wink: 
credo poi si tratti di un sensore molto economico, adesso però la cosa mi ha risvegliato la scimmia....devo aprire il sensorpush e vedere se sia possibile sostituire l'sht20 con l'sht35 che ha prestazioni da urlo  :eek: 

[url=http://it.rs-online.com/web/p/sensori-di-temperatura-e-umidita/1237352/]Link


-----------------------------------
As_Needed
Mar 17 Gen, 2017 21:53

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Sono tutte e due bus I2C perciò dovrebbero essere compatibili (infatti mi sono dimenticato di dire che di quelli senza bus I2C l'SHT 75 è il migliore. ;) )
Quell'SHT 35 è veramente fenomenale, questo ti giuro non lo conoscevo. Davvero molto stabile, in un colpo solo fare umidità e temperatura con quel sensore è davvero ottimo! Quello più o meno raggiunge i livelli di una Vaisala sia come temperatura che umidità. C'è un però molto grosso però :mrgreen:
Se mi dici che il passo 2.54  dei componenti dil ti sa difficile da saldare, figuriamoci il case smd dfn qfn
Piccola diapositiva :mrgreen:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/qfn_original.jpg[/img] 
OGNI pin (GND vcc SDA SCL etc è quella minuscola striscia grigia metallizzata che conduce corrente. )

Per saldare questi, serve PER FORZA un forno reflow
Una tecnica e metodo di saldatura diciamo aziendale per questi tipi di case smd.
Se ci fosse una basetta costruita per il sensore allora tutt'altra cosa.
Una cosa così per intenderci (questo è l'SHT 31 montato su pcb, si può notare il sensore minuscolo al centro)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/2857_00.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Mar 17 Gen, 2017 23:31

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
hai perfettamente ragione ;) 
a questo punto girerò la questione al produttore, pare stia tenendo molto conto delle mie segnalazioni, ci sentiamo spesso, hanno già in progetto una versione come da me suggerito con, in aggiunta, dato che sul pcb c'è spazio, un sensore Bosch per la pressione atmosferica, gli proporrò anche questo upgrade, vediamo come reagiscono  :smile:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 18 Gen, 2017 00:01

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non dovrebbero vederla male come cosa, anche perché surclasserebbero una Davis VP2 di ultimo modello senza problemi! In più utilizza lo stesso bus dati e penso che con il micro che useranno di sicuro gestirebbero gli indirizzi probabilmente allo stesso modo. ;) Ovviamente poi il metodo di installazione è fondamentale, schermo solare etc ;) 
Per la pressione conosco di buono il BMP280, tutto sommato meglio del BMP180, certo poi bisogna tararlo al livello del mare, cosa non semplice, infatti io ho fatto una cosa approssimativa almeno per ora.
Anche questo utilizza il bus I2C, mettendoli in parallelo non ci dovrebbero essere problemi
Ecco il datasheet
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf


-----------------------------------
green63
Mer 18 Gen, 2017 09:28

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Gli giro questo datasheet e vediamo cosa mi rispondono i loro tecnici.
Per quanto riguarda la taratura non credo vi saranno problemi, basterà predisporre l'app a farlo, anche temperatura e umidità sono tarabili direttamente dalla app, pertanto basterà prevedere medesima funzione anche per quanto riguarda la pressione  :wink: 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/calibration_ad459bf3c58bb6f84eea43eee7f2c98b95325eee1dca9d51cb721d2999eb7054.png[/img]


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 13:35

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
News riguardo il sensorpush, gia in preparazione la versione con sensore bosch bpm280 per la pressione atmosferica 
Gateway in arrivo imminente ;)


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:28

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Ti hanno preso sul serio ormai con i consigli :D Hanno fatto bene a mettere il bosch, ne ho scovato anche altri carini comunque


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:59

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423108"]Ti hanno preso sul serio ormai con i consigli :D Hanno fatto bene a mettere il bosch, ne ho scovato anche altri carini comunque[/quote]

Si, mi sembra un'azienda dalla mentalità molto aperta e accetta intelligentemente gli input che gli arrivano, ovviamente debbono essere realizzabili e motivati in maniera approfondita.
Purtroppo, non sono rapidi i tempi, ma questo è il problema minore, prima delle mie segnalazioni di alcuni mesi fa, e probabilmente anche di altri, non mi voglio attribuire alcun merito,  il gateway e la possibilità di uploadare i dati in rete non erano neanche previsti  :wink:


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 12:33

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Finalmente in arrivo il gateway wifi, dovrebbe arrivare in 2/3 giorni  ;) 

intanto però ho trovato una "cosina" mooolto interessante...
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/board3.jpg[/img] 

[url=https://www.sensirion.com/products/humidity-sensors/development-kit/]Link


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 12:34

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Bello!


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 12:36

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426084"]Bello![/quote]

Infatti Eugenio, pensa inserirlo in uno schermo, connessione bluetooth, l'app può esportare i dati in tutti i formati principali, funzioni di datalogger, campionamento selezionabile
sensore sht31 ..slurp!
 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 12:41

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Mi piace anche l idea di quel display piccolino ;)
Poi la cosa bella che hanno messo a disposizione tutto per farselo anche da sé
PCB, BOM dei componenti e ovviamente l sch 
Un prodotto open insomma
Carino ;)


-----------------------------------
green63
Lun 06 Mar, 2017 13:49

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426086"]Mi piace anche l idea di quel display piccolino ;)
Poi la cosa bella che hanno messo a disposizione tutto per farselo anche da sé
PCB, BOM dei componenti e ovviamente l sch 
Un prodotto open insomma
Carino ;)[/quote]


Non resisto, ordinato ora  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 06 Mar, 2017 17:32

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
:ok:  :ok:


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 22:35

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
ECCOLO!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_07_22_32_59.jpg[/img] 

arrivato oggi ma aperto solo ora!
non posso provarlo adesso, mi è stato fornito perchè mi hanno scelto come beta tester, in europa non c'è ancora, domattina devo reperire un adattatore americano, conto di provarlo domani se riesco, al massimo giovedi

 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 07 Mar, 2017 22:40

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Bene, grande! ;) 
Magari a lavorare con la Sensirion :D


-----------------------------------
green63
Mar 07 Mar, 2017 22:43

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426246"]Bene, grande! ;) 
Magari a lavorare con la Sensirion :D[/quote]

ah ah! hai notato? il tuo avatar è sullo sfondo! giuro è stato casuale  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 08 Mar, 2017 00:20

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="green63" post="426248"][quote user="As_Needed" post="426246"]Bene, grande! ;) 
Magari a lavorare con la Sensirion :D[/quote]

ah ah! hai notato? il tuo avatar è sullo sfondo! giuro è stato casuale  :lol:[/quote]

Sì l'avevo notato  :lol:  :lol:


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 22:08

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Notizie non buone per il gateway, forse mi è capitato un modello difettoso, non so, nel weekend testerò meglio, non riesco a farlo connettere a nessuna delle reti wifi di casa mia, le vede tutte ma non si connette.
provato con dhcp, senza, con password, con wifi aperta, nulla da fare, ci studierò con più calma, la cosa mi interessa ma non è fondamentale, mi basta che funzionino bene i sensori, e quelli vanno alla grande  :D 

Questo era comodo per poter visualizzare i dati online, mah, forse mi sono un poco arrugginito sulle reti, domenica gli dedico un po di tempo, ora sono troppo preso dal nuovo giocattolino Sensirion che dovrei ricevere domani ;) 

La mia idea è di montarlo all'interno di una scatolina, renderla parzialmente stagna e montarlo in schermo, per lui è già pronto un 10 piatti davis fatto con i piatti rotondi della vp2  ;) 

Se funziona come credo e da come leggo in rete si ottiene un gran sensore di temperatura e umidità ad un costo inferiore del 30% a uno di quei scatolotti della oregon  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 08 Mar, 2017 22:34

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
In teoria dovrebbe essere buono quanto la Davis nuova sia come umidità che come temperatura ;)


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 22:45

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426300"]In teoria dovrebbe essere buono quanto la Davis nuova sia come umidità che come temperatura ;)[/quote]

Infatti, un affarino del genere, per il costo che ha, e per un utente un poco avanzato, diventa un sistema di monitoraggio mica da ridere  ;) 
con il costo di una stazione termoigrometrica di livello commerciale ti fai un datalogger coi fiocchi :lol:


-----------------------------------
green63
Mer 08 Mar, 2017 23:22

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
wow! 
ho trovato in rete un progetto per un contenitore fatto appositamente per questo kit sensirion, credo sia un progetto per stampanti 3d, cosa in cui io capisco ben poco, chissà se nel forum c'è qualcuno che.... ;) 

[url=http://www.thingiverse.com/thing]Link


-----------------------------------
As_Needed
Mer 08 Mar, 2017 23:27

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Io purtroppo ancora non ho potuto approfondire il discorso stampanti 3D, mi limito alla teoria di qualche cosa !
Però [url=http://forum.arduino.cc/index.php?topic=410818.825]QUI trovi molti che ne sanno molto a riguardo :D Ho partecipato anche alla discussione! Penso che qualcuno lo stamperebbe a occhi chiusi ;) Non mi sembra affatto complesso


-----------------------------------
green63
Gio 09 Mar, 2017 17:42

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Arrivato il sensirion!
oggettino carinissimo, dimensioni ridottissime circa 7,5cm in larghezza, 3 in altezza

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_09_17_30_59.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_09_17_31_05.jpg[/img] 

Temperatura e umidità visualizzate al centesimo, il bottone a sinistra serve a selezionare umidità o dewpoint, premendolo per circa 1 sec attiva o disattiva la trasmissione bluetooth.

Molto veloce a visualizzare cambi di temperature e umidità, come si nota nel video che alleo, orrendo, solo avvicinando il polpastrello, senza neanche toccare il sensore  ;) 

L'app funziona bene anche se mi sono accorto solo ora di una pecca, ma è colpa mia, dovevo informarmi meglio prima, la funzione di scarico ed esportazione dati per ora funziona solo su Ios :wall: [youtube]https://youtu.be/sUvLgvD8Gbo[/youtube]


-----------------------------------
As_Needed
Gio 09 Mar, 2017 18:34

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non me l'aspettavo così veloce! Per la temperatura più o meno sì, ma l'umidità no, almeno a vedere i datasheet ;)


-----------------------------------
green63
Gio 09 Mar, 2017 20:51

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426358"]Non me l'aspettavo così veloce! Per la temperatura più o meno sì, ma l'umidità no, almeno a vedere i datasheet ;)[/quote]

Velocissimo Eugenio, una scheggia!
credo che su questo parametro i datasheet siano un poco fuorvianti, io ho estrapolato questa parte che già mia ha mandato in confusione  :lol: 
[b]Temperature response times strongly depends on the design-in of the sensor in the final application. Minimal response time can be achieved when the thermalized
sensor at T1 is placed on a well conducting surface with temperature T2.
[/b]

senza contare poi questo
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_09_20_47_59.png[/img] 

Comunque, a prescindere da errate traduzioni dovute al mio inglese molto "school friendly" la velocità è paurosa, fara 4/5 campionamenti al secondo  ;) 

ora ho scritto agli sviluppatori, mi serve la funzione di scarico ed esportazione su android, sennò mi tocca trovare un iphone usato a costo irrisorio, anzi è un annuncio:

cerco iphone modello qualunque, graffi quanti ne volete, basta che funzioni il display, wifi e bluetooth  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 09 Mar, 2017 22:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Ora ho letto meglio i datasheet: praticamente la temperatura ha un tempo di risposta minore di due secondi, specificando solamente che può variare il tempo di risposta in base alle variazioni di scambi di calore (per intenderci quando tu metti il dito sopra e quando lo togli)
In più anche in base al "design" di tutto il dispositivo.
Per l'umidità invece si può attivare una funzione che si chiama ART (accelerated response time) che permettere di acquisire dati con una frequenza di 4Hz, ovvero 4 acquisizioni al secondo ;)
Guarda la tabella 9 pagina 11 ;)

Comunque quello che hai citato è un'altra cosa, non centra con le acquisizioni ;) Quello fa riferimento al tempo di risposta all'accensione e al reset di tutto il sensore
 :bye:


-----------------------------------
green63
Gio 09 Mar, 2017 22:47

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426376"]Ora ho letto meglio i datasheet: praticamente la temperatura ha un tempo di risposta minore di due secondi, specificando solamente che può variare il tempo di risposta in base alle variazioni di scambi di calore (per intenderci quando tu metti il dito sopra e quando lo togli)
In più anche in base al "design" di tutto il dispositivo.
Per l'umidità invece si può attivare una funzione che si chiama ART (accelerated response time) che permettere di acquisire dati con una frequenza di 4Hz, ovvero 4 acquisizioni al secondo ;)
Guarda la tabella 9 pagina 11 ;)

Comunque quello che hai citato è un'altra cosa, non centra con le acquisizioni ;) Quello fa riferimento al tempo di risposta all'accensione e al reset di tutto il sensore
 :bye:[/quote]

Hai ragione, scusa, te l'ho detto, la mia conoscenza dell'inglese è pari a quella che ho sulle canzoni popolari polacche  ;) 
cmq, al netto di tutto, ci sto giocando ed è una gran bella board, fa venir voglia di farci di tutto  :lol:


-----------------------------------
green63
Ven 10 Mar, 2017 22:13

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Prima parte del contenitore pronta, se riesco nel weekend va in schermo 10 piatti affiancato al sensorpush  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_10_22_11_51.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 10 Mar, 2017 22:23

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Carina quella cosa per proteggere il sensore, dove l'hai presa? ;)


-----------------------------------
green63
Ven 10 Mar, 2017 22:26

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426429"]Carina quella cosa per proteggere il sensore, dove l'hai presa? ;)[/quote]

Ti prego Eugenio, non ridere, sono dei filtri interni degli erogatori dei rubinetti ma per questo uso sono perfetti, maglia strettissima ma passaggio d'aria senza alcun problema  ;) 

mancano alcune parti anteriori, una che protegge il vano batteria ed una il display che tanto dentro lo schermo diventa totalmente inutile


-----------------------------------
As_Needed
Ven 10 Mar, 2017 22:42

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
:D :D :D Beh dai, non è male come soluzione !! 
Considera che i sensori di umidità è consigliabile anche avvolgerli in un contenitore garza o di stoffa di cotone, per evitare che il micro film poroso che di solito contengono tutti i sensori, venga alterato con vapori di qualsiasi tipo, anche insetticida per dire. ;) Sono molto delicati, quindi la tua soluzione è buona alla fine ;)


-----------------------------------
As_Needed
Ven 10 Mar, 2017 22:47

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Comunque hanno studiato bene per fare questo prodotto. Davvero a basso consumo, dato la batteria che usa !


-----------------------------------
green63
Ven 10 Mar, 2017 22:52

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426433"]Comunque hanno studiato bene per fare questo prodotto. Davvero a basso consumo, dato la batteria che usa ![/quote]

si, è una comune 2032 per la quale dichiarano un anno di durata con bluetooth attivo e campionamento datalogger a 1 minuto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Ven 10 Mar, 2017 22:55

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non male
Display senza retroilluminazione no? Hanno ridotto i consumi al niente praticamente
Ci sarà anche qualcosa che attiva lo standby, ad esempio per il datalogger con il bluetooth


-----------------------------------
green63
Ven 10 Mar, 2017 23:01

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426435"]Non male
Display senza retroilluminazione no? Hanno ridotto i consumi al niente praticamente
Ci sarà anche qualcosa che attiva lo standby, ad esempio per il datalogger con il bluetooth[/quote]

si, niente illuminazione, le funzioni datalogger si gestiscono tramite app, da li puoi attivarlo o meno  e scegliere la frequenza di campionamento
il bluetooth no, per escluderlo bisogna agire sul pulsantino posto sotto al sensore, se premuto appena commuta tra rh e dewpoint, premuto oltre un secondo attiva o disattiva il bluetooth
 ;)


-----------------------------------
green63
Sab 11 Mar, 2017 15:44

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Torno un attimo sul sensorpush per aggiornamenti:

il gateway funziona bene, connesso al router con cavo ethernet è stato immediatamente visto dall'app che lo ha collegato al mio account, ora posso visualizzare i dati del sensorpush da qualunque  tablet o smartphone anche quando sono fuori casa.
 ci sono da migliorare ancora alcuni aspetti, e i ragazzi di sensorpush attendono ogni mia mail quale spunto per lavorare sulle modifiche, cosa veramente piacevole  ;) 

ora ho chiesto di aggiungere all'app la possibilità di selezionare l'intervallo del datalogger a piacimento e un altro paio di cosette  :D


-----------------------------------
As_Needed
Dom 12 Mar, 2017 00:05

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="green63" post="426437"][quote user="As_Needed" post="426435"]Non male
Display senza retroilluminazione no? Hanno ridotto i consumi al niente praticamente
Ci sarà anche qualcosa che attiva lo standby, ad esempio per il datalogger con il bluetooth[/quote]

si, niente illuminazione, le funzioni datalogger si gestiscono tramite app, da li puoi attivarlo o meno  e scegliere la frequenza di campionamento
il bluetooth no, per escluderlo bisogna agire sul pulsantino posto sotto al sensore, se premuto appena commuta tra rh e dewpoint, premuto oltre un secondo attiva o disattiva il bluetooth
 ;)[/quote]

Sì sì, intendevo dire che usa il bluetooth per comunicare e ne usa uno a basso consumo ;)


-----------------------------------
green63
Dom 12 Mar, 2017 10:07

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426467"][quote user="green63" post="426437"][quote user="As_Needed" post="426435"]Non male
Display senza retroilluminazione no? Hanno ridotto i consumi al niente praticamente
Ci sarà anche qualcosa che attiva lo standby, ad esempio per il datalogger con il bluetooth[/quote]

si, niente illuminazione, le funzioni datalogger si gestiscono tramite app, da li puoi attivarlo o meno  e scegliere la frequenza di campionamento
il bluetooth no, per escluderlo bisogna agire sul pulsantino posto sotto al sensore, se premuto appena commuta tra rh e dewpoint, premuto oltre un secondo attiva o disattiva il bluetooth
 ;)[/quote]

Sì sì, intendevo dire che usa il bluetooth per comunicare e ne usa uno a basso consumo ;)[/quote]

Confermo, Eugenio, che te ne pare di questo texas instrument?
[url=http://www.ti.com/lit/ds/symlink/hdc1080.pdf]Link

e con questa schedina, che monta quel sensore più un pressione bosch, ci si può fare qualcosa di interessante?
[url=http://www.ebay.com/itm/ESP8266-BH1750-WIFI-Module-HDC1080-Temperature-Humidity-BMP280-Pressure-Sensor-/262675454749]Link


-----------------------------------
As_Needed
Dom 12 Mar, 2017 23:49

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Lo conosco e dovrebbe essere un buon sensore ;) A giudicare dai datasheet dovrebbe essere molto buono sul range che va dai 20 ai 40 gradi ;) Più o meno ai livelli di un SHT35 su quel range
Per il resto come un SHT31
Diciamo che come temperatura si piazza tra un SHT31 e un SHT35
Come umidità invece mi sembra meno accurato dell'SHT31, diciamo ai livelli del 30

Quella scheda che linki ha anche un sensore di luce, oltre che pressione e l HDC1080

Il problema è che la devi interfacciare con qualcosa, semplicemente vengono portati con dei connettori i pin dell'ESP8266 modello ESP 14
In realtà può pure funzionare da standalone, ma comunque per usarla bisogna programmarla, ad esempio con l'IDE di Arduino
Quella versione che linki sembra proprio per essere usata da standalone, ma come ho detto bisogna programmarla ;)

Comunque è carina, hai tutto in uno su quella scheda! 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 13 Mar, 2017 10:26

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426484"]Lo conosco e dovrebbe essere un buon sensore ;) A giudicare dai datasheet dovrebbe essere molto buono sul range che va dai 20 ai 40 gradi ;) Più o meno ai livelli di un SHT35 su quel range
Per il resto come un SHT31
Diciamo che come temperatura si piazza tra un SHT31 e un SHT35
Come umidità invece mi sembra meno accurato dell'SHT31, diciamo ai livelli del 30

Quella scheda che linki ha anche un sensore di luce, oltre che pressione e l HDC1080

Il problema è che la devi interfacciare con qualcosa, semplicemente vengono portati con dei connettori i pin dell'ESP8266 modello ESP 14
In realtà può pure funzionare da standalone, ma comunque per usarla bisogna programmarla, ad esempio con l'IDE di Arduino
Quella versione che linki sembra proprio per essere usata da standalone, ma come ho detto bisogna programmarla ;)

Comunque è carina, hai tutto in uno su quella scheda! 
 :bye:[/quote]

Infatti, basterebbe studiargli un contenitore che la protegga ma permetta un corretto passaggio d'aria per il sensore, ma su queste cose sono bravino  ;) 

MI manca tutta la parte programmazione, chissà se trovassi qualcuno che lo può fare dietro compenso, non so a chi pensare  :roll:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 13 Mar, 2017 21:32

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Io lo farei volentieri a costo zero!!! Il problema che mi servono diversi componenti da ordinare e da aspettare quindi (USB seriale ad esempio) e tra non molto devo partire e inoltre essendo molto impegnato con le varie preparazioni, non potrei lavorarci come si deve  :(  :(


-----------------------------------
green63
Mar 14 Mar, 2017 16:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426515"]Io lo farei volentieri a costo zero!!! Il problema che mi servono diversi componenti da ordinare e da aspettare quindi (USB seriale ad esempio) e tra non molto devo partire e inoltre essendo molto impegnato con le varie preparazioni, non potrei lavorarci come si deve  :(  :([/quote]

Ma ci mancherebbe, scherzi??  ;) 
Di certo non è che mi mancano gli strumenti, è che purtroppo la mia malattia, della quale non conosco il nome ne la cura, mi porta sempre a provare nuove cose e sperimentare, che posso farci?  :lol: 

Intanto me la procuro, poi qualcosa proverò a fare, intanto mi ha risposto sensirion alla quale ho scritto per complimenti e per lamentare il fatto che l'app per android non permette lo scarico dei dati, mi hanno detto he ci stanno lavorando e sarà presente in uno dei prossimi aggiornamenti  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 14 Mar, 2017 16:47

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Se vuoi io sono sempre pronto per aiutare allora!! Anche io ho una malattia simile comunque :D


-----------------------------------
green63
Gio 16 Mar, 2017 15:47

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426544"]Se vuoi io sono sempre pronto per aiutare allora!! Anche io ho una malattia simile comunque :D[/quote]

Lo so, grazie Eugenio, cercherò di fare tutto senza disturbarti  ;) 

intanto poco fa ho installato il sensirion sht31 smart gadget in schermo davis 10 piatti assieme al sensorpush, durante le operazioni ovviamente ho maneggiato ambedue i sensori e questo ha falsato i dati, pertanto non terrò conto dei dati del sensorpush di oggi.
una cosa mi ha stupito, la velocità spaventosa del gadget sensirion, sia il sensorpush che il sensirion, a chiusura schermo, segnavano oltre i 19° a causa dei miei maneggiamenti, il sensorpush si è riallineato ai 13,9 della vp2 posta a poche decine di cm in circa 20 minuti, il sensirion lo ha fatto in circa 30 secondi!!  :eek: 

L'app del mio samsung aggiorna i dati di temperatura e umidità ad una velocità impressionante, almeno 2 volte al secondo, neanche il ds18b20 è così veloce eppure lo ritenevo il più veloce tra i sensori provati fino ad oggi.

sono veramente contento, non appena sarà disponibile l'aggiornamento per poter scaricare ed esportare i dati su android avrò trovato il datalogger perfetto, di costo irrisorio e grandi prestazioni   ;)


-----------------------------------
As_Needed
Ven 17 Mar, 2017 13:06

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non me l'aspettavo tanto veloce davvero ! Buono a sapersi ;)


-----------------------------------
il versiliese
Sab 18 Mar, 2017 11:06

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
scusa green ,ma mi servono ulteriori chiarimenti,sono imbranato,fai conto di spiegarlo ad uno delle elementari
hai preso il sensirion smart gadget, dove ?poi l'hai piazzato in una specie di protezione (filtri di rubinetto mi sembra )
l'hai posizionato in uno schermo solare   e poi?
come si fa a visualizzare i dati sullo smartphone?bisogna scaricare una app quale? e fino a che distanza si riceve?
e per il datalogger?
ti faccio questa raffica di domande perché questo aggeggio mi intriga molto.


-----------------------------------
green63
Sab 18 Mar, 2017 14:36

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426685"]scusa green ,ma mi servono ulteriori chiarimenti,sono imbranato,fai conto di spiegarlo ad uno delle elementari
hai preso il sensirion smart gadget, dove ?poi l'hai piazzato in una specie di protezione (filtri di rubinetto mi sembra )
l'hai posizionato in uno schermo solare   e poi?
come si fa a visualizzare i dati sullo smartphone?bisogna scaricare una app quale? e fino a che distanza si riceve?
e per il datalogger?
ti faccio questa raffica di domande perché questo aggeggio mi intriga molto.[/quote]

Non sai quanto sono imbranato io  :lol: 

comunque:

il sensirion smart gadget io l'ho ordinato da rs
[url=http://it.rs-online.com/web/p/kit-di-sviluppo-analogici/1237130/]Link
anche se al momento pare non sia disponibile, in arrivo a giorni

il contenitore lo lo ho autocostruito, giusto per dare una protezione alla scheda che ha componenti e circuito stampato a vista e non essendo protetta dai rischi di ossidazione etc, smetterebbe di funzionare in pochi giorni, sopratutto in condizioni di umidità elevata

l'applicazione per smartphone esiste sia in versione ios che android, purtroppo al momento la versione android non supporta lo scarico e l'esportazione dei dati archiviati, per poter far quello bisogna avere un iphone o attendere i prossimi aggiornamenti su android

[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensirion.smartgadget&hl=it]Link

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_18_14_35_04.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_18_14_35_19.png[/img] 


il datalogger ha la frequenza di campionamento variabile, di default a 1 minuto, e questa puoi cambiarla sia da android che da ios, la distanza di trasmissione è ridotta, è un bluetooth a basso consumo, in questo caso devi essere a pochi mt dallo schermo per poter vedere e scaricare i dati

qui vince nettamente il sensorpush che invece, pur essendo a basso consumo, ha una portata di diverse decine di metri.

Oggi, inoltre, ho effettuato una modifica al sensorpush che mi ha permesso di guadagnare almeno un 30% sulla velocità di risposta, è stato sufficiente allargare il forellino che fa comunicare il sensore interno sht20

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_18_11_03_37.jpg[/img] 

ora il sensorpush è molto più veloce, anche se ancora non al pari del gadget sensirion

se hai bisogno di ulteriori info chiedi pure  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Sab 18 Mar, 2017 16:40

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
quindi:attualmente android non consente di scaricare i dati,quindi avendo io uno smartphone Samsung attualmente non potrei visualizzarli,bisogna attendere ,mentre con un iphone sarebbepossibile ,giusto?Comunque il gadget attualmente non è disponibile,lo sarà solo tra 15 gg.Abbiamo tempo.


-----------------------------------
green63
Sab 18 Mar, 2017 21:46

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426711"]quindi:attualmente android non consente di scaricare i dati,quindi avendo io uno smartphone Samsung attualmente non potrei visualizzarli,bisogna attendere ,mentre con un iphone sarebbepossibile ,giusto?Comunque il gadget attualmente non è disponibile,lo sarà solo tra 15 gg.Abbiamo tempo.[/quote]

Giusto in parte, con il tuo samsung puoi vedere i dati istantanei, puoi selezionare la frequenza del datalogger, puoi scaricare i dati e vederli in formato di grafico, NON puoi esportare i dati salvati per poterli poi analizzare da pc.

per ora...
 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 18 Mar, 2017 21:53

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Da oggi, un fratellino del sensorpush, anche lui modificato con foro di aerazione allargato, è installato su palo a fianco della vp2.
questo sensorpush è stato montato in schermo davis 10 piatti, attenzione, non si tratta del dw7714 ma di uno schermo realizzato con 10 piatti originali della vp2, quelli rotondi.

La configurazione è la seguente:
primi due piatti superiori chiusi
terzo piatto chiuso con isolatore termico e sensorpush installato sull'isolatore 
4/5/6/7/8 piatti aperti
9/10 piatti chiusi

Lo scopo è approfittare di queste giornate estremamente calde per valutare la eventuale superiorità, o meno, del 10 piatti rispetto ai 5 piatti originali della vp2, a breve dovrò infatti decidere se modificare la vp2 in 10 piatti o, nel caso le differenze non siano tangibili, passare alla ventilazione o non fare addirittura nulla e procedere al solo spostamento dell'anemometro a 8mt  di altezza già in previsione.

I primi raffronti da domani, per stasera sembrano andare tutti e tre d'accordo  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_18_21_52_25.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_18_21_52_31.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 19 Mar, 2017 23:39

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Non ci siamo, il sensorpush in 10 piatti non ha dato risultati migliori della vp2 ma addirittura peggiori staccando una minima lievemente più alta, di circa 0,2° e questo mi sta bene, ma una massima di ben 0,6° superiore :( 

Quindi, tra domani e mercoledi procederò a cambiare posizionamento del sensorpush all'interno dello schermo ma ho già capito dove sta il problema, il fatto è che alla davis sono dei gran furboni, scatterò delle foto che poi posterò, il box di trasmissione dell'iss ombreggia alla perfezione la parte centrale dello schermo, questa ombreggiatura è voluta e non certo casuale.

Guarda caso è evidente nelle ore centrali, con sole alto, quando abbiamo la fase di massimo riscaldamento e presumibilmente la temperatura massima della giornata, sono sicuro che se spostassi il trasmettitore iss dalla sua posizione registrerei un grado in più con il sole  ;) 

Ora devo ragionarci un po  su, non voglio assolutamente barare ombreggiando lo schermo 10 piatti, voglio capire fin dove ci si può spingere con ventilazione naturale ma senza artifizi.

ora, che è sera, la vp2 segna 13,1 e il sensorpush in 10 piatti 13,2 e sono certo che con cielo coperto sarebbero altrettanto allineati.

a presto per aggiornamenti  :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 20 Mar, 2017 11:33

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Modificato posizionamento del sensorpush all'interno, ora è sul secondo piatto.

Osservando attentamente la vp2 e il comportamento dell'ombreggiatura sono giunto alla conclusione che per poter fare un raffronto corretto sono costretto a simulare anche nel 10 piatti le medesime condizioni di esposizione, quindi ho installato  un supporto che copre la parte superiore del 10 piatti come nella vp2 avviene grazie alla base del pluvio e un pannello di dimensioni simili al box iss e simile ombreggiatura.

il tutto è montato da circa 1 ora
temp attuale vp2 15,4
rh vp2 70%
temp attuale sensorpush 15,4
rh sensorpush 69,6%

sole velato, vento debole da NE [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_20_11_31_59.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Lun 20 Mar, 2017 12:32

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Che perfezionista! :D


-----------------------------------
green63
Lun 20 Mar, 2017 13:28

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="426764"]Che perfezionista! :D[/quote]

Grazie Andrea, troppo buono  ;) 
purtroppo mi piace avere più di un raffronto e sono un amante della ridondanza  :lol: 

per ora tutto ok
vp2 12,9
sensorpush 13,0


-----------------------------------
As_Needed
Lun 20 Mar, 2017 14:53

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Sto topic è un punto di riferimento per l accuratezza meteorologica! :D ;)


-----------------------------------
green63
Lun 20 Mar, 2017 21:38

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426768"]Sto topic è un punto di riferimento per l accuratezza meteorologica! :D ;)[/quote]

Wow! mi fai sentire in imbarazzo  :inchino: 

i risultati di oggi sono i seguenti:

minima vp2                       9,4
minima sensorpush        9,29
massima vp2                    16,1
massima sensorpush      16,28
media vp2                         12,9
media sensorpush           12,97

oggi però il cielo è stato parzialmente velato, e con buona ventilazione, continuo a monitorare  ;) 
quello che ho notato, ma non penso dipenda dallo schermo, è che il sensorpush in 10 piatti è molto più rapido, cioè al variare della temperatura dell'aria risponde molto più velocemente, sta sempre almeno 10 minuti avanti alla vp2, anche se poi estremi e medie sono assolutamente all'interno delle tolleranze strumentali e quindi con differenze insignificanti.

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 11 Apr, 2017 22:00

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Piccolo aggiornamento, possibile collaborazione con lo studio tecnico Sensorpush per la realizzazione di uno schermo solare dedicato.....

news al più presto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 11 Apr, 2017 22:14

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Ottimo :ok:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 18 Apr, 2017 11:56

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Moolto molto interessante 8))
É uscita la versione breakout dell SHT35
Fa che ci posso mettere mano :lol:

https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-and-temperature-sensor/

:bye:

Bastava un forno reflow e me la facevo da solo la basetta :D


-----------------------------------
green63
Mar 18 Apr, 2017 14:56

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="428268"]Moolto molto interessante 8))
É uscita la versione breakout dell SHT35
Fa che ci posso mettere mano :lol:

https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-and-temperature-sensor/

:bye:

Bastava un forno reflow e me la facevo da solo la basetta :D[/quote]

e allora mettiamoci mano! ordino??  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mer 19 Apr, 2017 10:31

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Ah beh, io posso metterci poco mano purtroppo da qui  :(  Per utilizzare quel sensore comunque c'è bisogno di tutta la parte di programmazione e saldatura su un micro controllore tipo Arduino.
Posso scrivere solo il programma da qui.
Comunque vorrei proprio vederlo sto sensorino eh  :roll:


-----------------------------------
Planck_87
Mer 06 Dic, 2017 13:33

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Buongiorno a tutti! Sono un nuovo utente e uno studente di ingegneria aeronautica. Ho seguito con interesse la vostra discussione, perché mi piacerebbe costruire una stazione meteo; recentemente ho comprato due sensori ( consigliati dal mio professore): SHT75 e SHT35
Prima di iniziare con la meteorologia vorrei iniziare a fare delle misure di temperatura e umidità a casa, per imparare ad interfacciarmi con i sensori e gestire i dati acquisiti; spero possiate aiutarmi. 
Utilizzerò un arduino uno. 
La prima domanda è la seguente; dove saldo SHT75? Intendo direi, come faccio a collegare il sensore con l'arduino? Esiste un kit di sviluppo, con un cavo apposito? Fatemi sapere, attendo con impazienza le vostre risposte... 
A presto, e complimenti, siete fantastici. Spero di diventare così bravo...


-----------------------------------
green63
Mer 06 Dic, 2017 13:42

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="Planck_87" post="443883"]Buongiorno a tutti! Sono un nuovo utente e uno studente di ingegneria aeronautica. Ho seguito con interesse la vostra discussione, perché mi piacerebbe costruire una stazione meteo; recentemente ho comprato due sensori ( consigliati dal mio professore): SHT75 e SHT35
Prima di iniziare con la meteorologia vorrei iniziare a fare delle misure di temperatura e umidità a casa, per imparare ad interfacciarmi con i sensori e gestire i dati acquisti; spero possiate aiutarmi. 
Utilizzerò un arduino uno. 
La prima domanda è la seguente; dove saldo SHT75? Intendo direi, come faccio a collegare il sensore con l'arduino? Esiste un kit di sviluppo, con un cavo apposito? Fatemi sapere, attendo con impazienza le vostre risposte... 
A presto, e complimenti, siete fantastici. Spero di diventare così bravo...[/quote]

Ciao e prima di tutto benvenuto  ;) 
eugenio qui nel forum è la persona più indicata in assoluto per aiutarti in questo genere di cose, io purtroppo conosco benissimo i sensori ma non ho alcuna esperienza con arduino etc
complimenti al professore, ti ha consigliato bene  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mer 06 Dic, 2017 15:20

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Hai dato un'occhiata a questo topic? 
http://www.lineameteo.it/stazione-meteo-completa-fai-da-te-vt12889.html

Tra l'altro esiste anche una guida molto dettagliata, creata ad hoc sempre dallo stesso utente nell'area Downloads:
http://www.lineameteo.it/stazione-meteo-completa-arduino-df40.html

Di materiale ne hai molto... quindi buon lavoro, e se hai qualcosa da chiedere, fallo pure in quel topic, e vedrai che Eugenio potrà sicuramente darti una mano. ;)


-----------------------------------
Planck_87
Mer 06 Dic, 2017 16:19

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="green63" post="443885"][quote user="Planck_87" post="443883"]Buongiorno a tutti! Sono un nuovo utente e uno studente di ingegneria aeronautica. Ho seguito con interesse la vostra discussione, perché mi piacerebbe costruire una stazione meteo; recentemente ho comprato due sensori ( consigliati dal mio professore): SHT75 e SHT35
Prima di iniziare con la meteorologia vorrei iniziare a fare delle misure di temperatura e umidità a casa, per imparare ad interfacciarmi con i sensori e gestire i dati acquisti; spero possiate aiutarmi. 
Utilizzerò un arduino uno. 
La prima domanda è la seguente; dove saldo SHT75? Intendo direi, come faccio a collegare il sensore con l'arduino? Esiste un kit di sviluppo, con un cavo apposito? Fatemi sapere, attendo con impazienza le vostre risposte... 
A presto, e complimenti, siete fantastici. Spero di diventare così bravo...[/quote]

Ciao e prima di tutto benvenuto  ;) 
eugenio qui nel forum è la persona più indicata in assoluto per aiutarti in questo genere di cose, io purtroppo conosco benissimo i sensori ma non ho alcuna esperienza con arduino etc
complimenti al professore, ti ha consigliato bene  ;) 

 :bye:[/quote]
si green63, il mio prof è molto bravo, un ingegnere nucleare che ahimè è andato in pensione subito dopo il corso, ma ha lavorato nel campo della meteorologia e delle misure termofluidodinamiche per 50 anni.

[quote user="andrea75" post="443895"]Hai dato un'occhiata a questo topic? 
http://www.lineameteo.it/stazione-meteo-completa-fai-da-te-vt12889.html

Tra l'altro esiste anche una guida molto dettagliata, creata ad hoc sempre dallo stesso utente nell'area Downloads:
http://www.lineameteo.it/stazione-meteo-completa-arduino-df40.html

Di materiale ne hai molto... quindi buon lavoro, e se hai qualcosa da chiedere, fallo pure in quel topic, e vedrai che Eugenio potrà sicuramente darti una mano. ;)[/quote]

Grazie mille andrea75, darò un'occhiata, step by step, purtroppo non ho avuto modo di loggarmi qui troppo spesso, aggiornerò il profilo anche, e vi farò sapere. Sono capitato nella discussione per caso, cercando su Google Sensirion SHT75. Sono stato fortunato :D 
Alla prossima e grazie...  :inchino:


-----------------------------------
il versiliese
Sab 20 Gen, 2018 20:12

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
ieri mi è arrivato il sensor push ed oggi l' ho montato nel meteoshield dopo averlo configurato seguendo le istruzioni(si fa per dire ). Tutto bene ,poi sono uscito per un ora ed al ritorno ho notato che il sensor push non mi ha scaricato i dati relativi a quell'ora(ho cliccato su day avg) come se il datalogger non funzionasse.inoltre se clicco su archived non mi compare niente.Qualcuno mi aiuta a capire?


-----------------------------------
green63
Sab 20 Gen, 2018 20:36

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449387"]ieri mi è arrivato il sensor push ed oggi l' ho montato nel meteoshield dopo averlo configurato seguendo le istruzioni(si fa per dire ). Tutto bene ,poi sono uscito per un ora ed al ritorno ho notato che il sensor push non mi ha scaricato i dati relativi a quell'ora(ho cliccato su day avg) come se il datalogger non funzionasse.inoltre se clicco su archived non mi compare niente.Qualcuno mi aiuta a capire?[/quote]

ciao, presumo tu lo stia usando in bluetooth, per scaricare i dati devi essere nei pressi del sensore con lo smartphone per poter scaricare i dati salvati
Facci sapere


-----------------------------------
il versiliese
Sab 20 Gen, 2018 21:22

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
si sto usando bluetooth.infatti dalle 17 alle 18 ho portato con me il telefono ed il sensor push non mi ha scaricato i dati di quell'ora ,in altre parole se lo smartphone è vicino al sensore questo  scarica i dati ,se è distante ovviamente dovrebbe immagazzinarli per poi scaricarli quando la connessione blue tooth tra i 2 dispositivi si ripristina.invece manca questo passaggio.Inoltre in archived  mi da last reading 2,33 pm ,cioè lil momento in cui ho poggiato il sensorpush sul cellulare per iniziare la connessione , e cliccando su archive  le schermate temperature e humidity sono prive di dati. :confuso:  :confuso:


-----------------------------------
green63
Sab 20 Gen, 2018 22:53

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449391"]si sto usando bluetooth.infatti dalle 17 alle 18 ho portato con me il telefono ed il sensor push non mi ha scaricato i dati di quell'ora ,in altre parole se lo smartphone è vicino al sensore questo  scarica i dati ,se è distante ovviamente dovrebbe immagazzinarli per poi scaricarli quando la connessione blue tooth tra i 2 dispositivi si ripristina.invece manca questo passaggio.Inoltre in archived  mi da last reading 2,33 pm ,cioè lil momento in cui ho poggiato il sensorpush sul cellulare per iniziare la connessione , e cliccando su archive  le schermate temperature e humidity sono prive di dati. :confuso:  :confuso:[/quote]

Qualcosa non mi torna, ho utilizzato i sensorpush per almeno 6 mesi in bluetooth prima di acquistare il gateway e non ho mai avuto problemi, cerchiamo di capire dove sta il problema:
- dammi la versione dell'app che stai utilizzando
- a prescindere da archive etc, quando apri l'app dovresti vedere il sensore con il nome da te scelto, clicca sul nome, ti si apre la pagina dei grafici? (per default la pagina è nel range dell'ultima ora ma in alto dovresti poter scegliere giorno, mese, anno)
- nel momento in cui apri tale pagina, e sei nei pressi del sensore, non ti apre in alto lo stato della connessione ed inizia il download dei dati?
- riesci a postare qualche screenshot?

scusa le tante domande ma devo identificare se è un problema o un'errata procedura
 ;)


-----------------------------------
il versiliese
Dom 21 Gen, 2018 10:39

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Aggiornamento!Ieri sera alle 9,35 il sensor push ha smesso di inviare dati anche se ero a 5 metri di distanza.All'una ancora era fermo ai dati delle 9,35.Stamani il miracolo,funziona e mi ha scaricato tutto!
Spiegazioni? Quando ha smesso di funzionare pioveva a dirotto!é solo una coincidenza?
Altra questione :stamani l'umidità max era del 100,4 %,mah!
Altra buona notizia :ieri pomeriggio ,dopo aver smontato dal Meteoshield la sonda metallica della stazione aggiuntiva Davis ,avervi inserito dopo le opportune manovre (barra in plastica ,con posizionamento in verticale su di essa del sensor push fissato con fascetta in plastica) il sensore,non contento,alle16 ho posizionato sul tetto il vecchio sensore th della Davis (quello che dopo il nubifragio di settembre era andato in tilt) montato sul "vecchio" 7714. Bene ha ripreso a funzionare ,segnando valori in linea con quelli della Davis 5 piatti (in inverno ,con la manutenzione ,tolgo il ventilato day time) che monta il nuovo sth 35.Solo l'umidità resta un pò più bassa.Il tutto sotto gli occhi di mia moglie seriamente preoccupata per la mia salute mentale! :lol:  :lol:  :lol:


-----------------------------------
Gab78
Dom 21 Gen, 2018 10:46

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449404"]Il tutto sotto gli occhi di mia moglie seriamente preoccupata per la mia salute mentale! :lol:  :lol:  :lol:[/quote]

Siamo in parecchi, credo, ad avere i familiari seriamente preoccupati...  :lol:


-----------------------------------
green63
Dom 21 Gen, 2018 11:23

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449404"]Aggiornamento!Ieri sera alle 9,35 il sensor push ha smesso di inviare dati anche se ero a 5 metri di distanza.All'una ancora era fermo ai dati delle 9,35.Stamani il miracolo,funziona e mi ha scaricato tutto!
Spiegazioni? Quando ha smesso di funzionare pioveva a dirotto!é solo una coincidenza?
Altra questione :stamani l'umidità max era del 100,4 %,mah!
Altra buona notizia :ieri pomeriggio ,dopo aver smontato dal Meteoshield la sonda metallica della stazione aggiuntiva Davis ,avervi inserito dopo le opportune manovre (barra in plastica ,con posizionamento in verticale su di essa del sensor push fissato con fascetta in plastica) il sensore,non contento,alle16 ho posizionato sul tetto il vecchio sensore th della Davis (quello che dopo il nubifragio di settembre era andato in tilt) montato sul "vecchio" 7714. Bene ha ripreso a funzionare ,segnando valori in linea con quelli della Davis 5 piatti (in inverno ,con la manutenzione ,tolgo il ventilato day time) che monta il nuovo sth 35.Solo l'umidità resta un pò più bassa.Il tutto sotto gli occhi di mia moglie seriamente preoccupata per la mia salute mentale! :lol:  :lol:  :lol:[/quote]

ciao, sono contento sia tutto ok, onestamente non so spiegarti il perche non scaricasse i dati, probabilmente un problema di connessione bluetooth

Per quanto riguarda l'umidita il sensore installato nel sensorpush ha una buona linearita per la temperatura, nei rikevamenti di umidita ha la tendenza ad una sovrastima del 3% in condizioni di aria vicina alla saturazione.

Per questo ti viene incontro la possibilita di calibrare il sensore, opzione che trovi nell'app che ti consente di assegnare un offset.

Per efferttuare questa calibrazione esistono varie possibilita abbastanza semplici:

Utilizzare se lo hai, un igrometro di riferimento, possibilmente a capelli

Utilizzare un kit di taratura, costano pochi euro

Attendere una giornata con nebbia, condizione in cui probabilmente la davis segnera tra il 99 e il 100%, tarare il senorpush sul medesimo valore

Nel pom ti mando alcuni link relativi ai kit di taratura, ora sono al lavoro e chiedo scusa a tutti per gli errori di ortografia ma sono al cellulare :(


-----------------------------------
il versiliese
Dom 21 Gen, 2018 11:48

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
ok .grazie .Attendo i link. :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
green63
Dom 21 Gen, 2018 14:00

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449408"]ok .grazie .Attendo i link. :inchino:  :inchino:[/quote]

Ciao, scusa ancora per la risposta frettolosa e imprecisa di stamattina, ma la domenica mattina è piuttosto impegnativa  :( 

Allora, se vuoi effettuare una calibrazione dell'umidità, puoi acquistare un kit di calibrazione, solitamente consiglio il modello al 75%, ti consente di aggiustare il tiro in maniera più o meno efficace su tutto il range, il costo è di pochi euro, purtroppo ha durata limitata, mi pare che dopo il primo utilizzo non vada oltre i 2/3 mesi, dopodichè va buttato

[url=https://www.amazon.it/Kit-calibrazione-igrometro-75-Boveda/dp/B000A3UBLA]Link

Se vuoi essere ancora più accurato nella regolazione la cosa è molto più semplice, richiede solo un poco di pazienza e poche cose che certamente hai già in casa:

Prendi un piccolo bicchiere, o meglio una tazzina da caffè, la riempi per metà con sale fino da cucina, fatto questo versi sopra al sale una modesta quantità di acqua, bastano poche gocce o un paio di cucchiaini, facendola scendere nella tazzina lentamente senza che il sale si rimescoli con l'acqua e si sciolga.
Prendi una busta tipo quelle da surgelati, quelle che hanno la chiusura ermetica, metti all'interno la tazzina e a fianco il sensorpush, fai attenzione che liquido e sale non travasino dalla tazzina, lascia tutto in un posto asciutto ed attendi 24 ore, non toccare e non aprire la busta durante queste 24 ore, verifica i dati del sensorpush, dovrebbe segnare un tasso di umidità di circa il 75/75,5% se così non fosse procedi alla taratura tramite app.

Terzo sistema, forse il migliore, sopratutto se integrato con il metodo precendente,il diretto confronto con un termoigrometro di riferimento a capelli, questo strumento secondo me non dovrebbe mancare in una stazione meteo, il costo non è spropositato, anche lui comunque necessita di una taratura iniziale e che va ripetuta almeno ogni 6 mesi, ad oggi, reputo ancora che il migliore come rapporto qualità prezzo sia il Fischer 56617 forse l'unico che a questo prezzo utilizza fasci di capelli veri e non sintetici.

Tale sistema non può comunque essere ritenuto affidabilissimo, o perlomeno non in condizioni di umidità molto bassa, l'igrometro a capelli non può vantare buone doti di precisione quando l'umidità scende al di sotto del 20%, ma nel range normale è certamente un ottimo riferimento.

Credo di averti dato tutte le info necessarie a tarare al meglio il tuo sensorpush  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 23 Gen, 2018 15:48

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Il sensor push sta andando molto bene,anche se segna temperature troppo alte (oggi max 16,1! :ohno:  :ohno: ),ma non è colpa sua.
Vorrei sapere da Green che ringrazio per averci fatto conoscere il prodotto se è possibile modificare l' intervallo di campionamento ,portandolo ad esempio da 1 a 5 minuti e se si come si fa.
Meteoshield più Sensorpush= ottima stazione di rilevamento TH
Un saluto


-----------------------------------
green63
Mar 23 Gen, 2018 18:12

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449572"]Il sensor push sta andando molto bene,anche se segna temperature troppo alte (oggi max 16,1! :ohno:  :ohno: ),ma non è colpa sua.
Vorrei sapere da Green che ringrazio per averci fatto conoscere il prodotto se è possibile modificare l' intervallo di campionamento ,portandolo ad esempio da 1 a 5 minuti e se si come si fa.
Meteoshield più Sensorpush= ottima stazione di rilevamento TH
Un saluto[/quote]

Sono contento tu sia soddisfatto, purtroppo mi spiace per le temperature, mi sa che state messi peggio di noi adriatici  ;) 
Per quanto riguarda i tempi di campionamento, questa è una delle modifiche che ho richiesto al produttore con il quale mi sento spessissimo, purtroppo non sono "delle schegge" per quanto concerne le modifiche, che siano al sensore o all'app, ma solitamente mi danno retta  ;) 
per il momento una prima fase è pronta, se utilizzi l'ultima versione dell'app noterai che, quando vai ad esportare i dati salvati, puoi editare, cosa che prima non era possibile e come vedi dalla sottostante immagine:

data e ora di inizio 
data e ora di fine
tempo di campionamento (default a 1 minuto)

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_01_23_18_11_36.jpg[/img] 

prima di questa modifica eri costretto a scaricare ogni volta tutta la memoria del datalogger e, se per caso scaricavi i dati una volta alla settimana, ti ritrovavi con un csv con circa 10.080 dati, praticamente ingestibili in maniera pratica tramite foglio elettronico  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 23 Gen, 2018 19:10

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
quando vado su export data ,la videata che hai postato non mi appare,ma  cliccandoci su in automatico mi fa un download zippato sulla memoria interna del telefono ,ed attualmente ho già 6000 campioni ingestibili con excel.Ho configurato il sensore seguendo le istruzioni.Come faccio a trovare la videata che hai postato?


-----------------------------------
green63
Mar 23 Gen, 2018 19:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449605"]quando vado su export data ,la videata che hai postato non mi appare,ma  cliccandoci su in automatico mi fa un download zippato sulla memoria interna del telefono ,ed attualmente ho già 6000 campioni ingestibili con excel.Ho configurato il sensore seguendo le istruzioni.Come faccio a trovare la videata che hai postato?[/quote]

mi puoi dire quale versione dell'app stai utilizzando?
Gli aggiornamenti automatici sono abilitati?
Grazie


-----------------------------------
il versiliese
Mar 23 Gen, 2018 19:46

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
ho installato la app che è sul sito sensorpush tramite android google play.In genere gli aggiornamenti sono automatici


-----------------------------------
green63
Mar 23 Gen, 2018 20:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449610"]ho installato la app che è sul sito sensorpush tramite android google play.In genere gli aggiornamenti sono automatici[/quote]

ok mi puo dare la versione esatta?
Grazie

Allora, correggo il messaggio e faccio un "mea culpa" con annessa richiesta di essere frustato in pubblico il prossimo 28 gennaio  :lol: 

dimenticavo, scusami tantissimo, che sono beta tester per il mercato italiano, e ho accesso alle versioni non ancora ufficialmente pubblicate sul play store  :( 
purtroppo proprio la caratteristica relativa alla scelta del campionamento è una di queste, mandami in privato la tua mail e vedo di risolvere
grazie e scusa ancora  :inchino:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 23 Gen, 2018 21:06

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
scuse accettate.La mia mail dovresti già averla,abbiamo già avuto un carteggio elettronico privato a tre:io ,tu e Barani,(ebbene si alla mia età questi sono i soli menage a trois che mi posso concedere :urted:  :urted: ) comunque te la invio di nuovo al tuo indirizzo mail privato
saluti a tutti


-----------------------------------
green63
Mar 23 Gen, 2018 21:10

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="449615"]scuse accettate.La mia mail dovresti già averla,abbiamo già avuto un carteggio elettronico privato a tre:io ,tu e Barani,(ebbene si alla mia età questi sono i soli menage a trois che mi posso concedere :urted:  :urted: ) comunque te la invio di nuovo al tuo indirizzo mail privato
saluti a tutti[/quote]

Grazie e scusami ancora, dimenticanza imperdonabile, ma cerco di risolvere al più presto  ;) 
tranquillo anch'io con 54 anni e 4 figlie non posso permettermi granchè  :lol:  :lol:

ti ho risposto alla mail
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mer 31 Gen, 2018 21:05

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Giancarlo (il Versiliese) mi ha comunicato ora di aver risolto il problema, ora è anche lui beta tester e utilizza la versione dell'app più aggiornata ma ancora in fase beta e con la possibilità di scegliere il tempo di campionamento.

MI scuso di nuovo con lui per l'errore e con tutto il forum se per colpa mia abbiamo un poco deviato dall'argomento o siamo andati OT in un paio di passaggi.

Grazie 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 03 Feb, 2018 08:40

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
Aggiornamento sull'ultima versione beta dell'app per android di questo ottimo sensore  ;) 
dopo un recente aggiornamento (Versiliese verifica se così anche da te) ora non è più necessario dover procedere allo scarico dei dati in csv e successiva elaborazione su foglio elettronico per conoscere minima, massima e media di temp e umidità, dalla pagina grafici, impostando la visualizzazione a 1 giorno e scorrendo il grafico, è possibile centrarlo dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva.

Ci vuole una certa sensibilità a centrare perfettamente il grafico ma in pochi secondi si riesce.

A sinistra del grafico vengono così riportati tali dati

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_03_08_38_22.jpg[/img] 

esempio di ieri:

minima vp2  6,0
minima meteoshield 5,9
massima vp2 12,7
massima meteoshield 12,7
media vp1 9,1
media meteoshield 9,1

 ;)


-----------------------------------
il versiliese
Sab 03 Feb, 2018 09:58

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
si green,è proprio cosi:centrando bene le linee del grafico su 12 am si ottiene istantaneamente  t. media,t. max. e t. min.delle 24 ore  L'ho scoperto ieri  mattina!Tutto facile ed agevole!Riportando i dati su un foglio di calcolo si fanno le medie ,senza esportalri in csvDirei che è perfetto ,sia come prestazioni che come data logger.A proposito ,quanti giorni tiene in memoria?Attualmente posso risalire sino al 21 gennaio ,giorno in cui l'ho configurato e montato ,quindi 2 settimane.
L'unico problema si è verificato all'inizio,quando per 7 ore i dati non venivano aggiornati,ma questo forse è un problema del blue tooth(anche ora quando rientro a casa ,a volte impiega un po' di tempo per riconnettersi ).
Che dire ,credo che l'accoppiata sensor push +meteoshield pro sia una stazione di rilevamento TH di rango professionale ,ben oltre l'amatoriale e con un rapporto qualità prezzo eccezionale .Acquistando lo standard si risparmia ulteriormente  e sempre con ottime prestazioni.Aspettiamo i tuoi test "estivi"


-----------------------------------
green63
Sab 03 Feb, 2018 10:13

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="450533"]si green,è proprio cosi:centrando bene le linee del grafico su 12 am si ottiene istantaneamente  t. media,t. max. e t. min.delle 24 ore  L'ho scoperto ieri  mattina!Tutto facile ed agevole!Riportando i dati su un foglio di calcolo si fanno le medie ,senza esportalri in csvDirei che è perfetto ,sia come prestazioni che come data logger.A proposito ,quanti giorni tiene in memoria?Attualmente posso risalire sino al 21 gennaio ,giorno in cui l'ho configurato e montato ,quindi 2 settimane.
L'unico problema si è verificato all'inizio,quando per 7 ore i dati non venivano aggiornati,ma questo forse è un problema del blue tooth(anche ora quando rientro a casa ,a volte impiega un po' di tempo per riconnettersi ).
Che dire ,credo che l'accoppiata sensor push +meteoshield pro sia una stazione di rilevamento TH di rango professionale ,ben oltre l'amatoriale e con un rapporto qualità prezzo eccezionale .Acquistando lo standard si risparmia ulteriormente  e sempre con ottime prestazioni.Aspettiamo i tuoi test "estivi"[/quote]

Bene, si in effetti è una funzione molto comoda quando non sia necessario procedere ad analisi più approfondite e rende il tutto moooolto più pratico  ;) 
per la memoria, se non ricordo male, dovrebbe assestarsi sui 20 giorni, ovviamente una volta che la memoria è piena vengono cancellati man mano i dati più vecchi.
Io risalgo a molto più addietro ma perchè utilizzo il gateway ed il servizio cloud, quindi i dati cancellati restano comunque memorizzati.

Confermo anche le prestazioni, lo standard lo valuteremo meglio da aprile/maggio in poi ma, se tanto mi da tanto, sarà allineato alla vp2 e quindi circa 03/05° in meno di un 7714, non saremo a livello del pro ma credo che per 160€ un sistema migliore per la rilevazione di t/rh non ci sia  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Ven 09 Mar, 2018 16:10

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
il mio sensor push si comporta molto bene.come beta tester ricevo gli aggiornamenti costantemente ,è di facile e rapida consultazione ed hai in tempo reale le medie giornaliere ,settimanali , mensili  ed annuali ed in italiano!!.
Adesso si possono variare i campionamenti per esportare i dati in csv da un minuto a 24 ore ed  il data logger ha ancora in memoria i dati del 20 gennaio:il che vuol dire che siamo a 50 giorni di dati e senza gateway!
Ottimo Feeling con Mr.Cousins  (il titolare della ditta) col quale scambio mail con quesiti e suggerimenti.
Credo che manderò in pensione la stazione meteo aggiuntiva della Davis ,molto più farraginosa da gestire.
saluti a tutti


-----------------------------------
green63
Ven 09 Mar, 2018 16:18

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="457220"]il mio sensor push si comporta molto bene.come beta tester ricevo gli aggiornamenti costantemente ,è di facile e rapida consultazione ed hai in tempo reale le medie giornaliere ,settimanali , mensili  ed annuali ed in italiano!!.
Adesso si possono variare i campionamenti per esportare i dati in csv da un minuto a 24 ore ed  il data logger ha ancora in memoria i dati del 20 gennaio:il che vuol dire che siamo a 50 giorni di dati e senza gateway!
Ottimo Feeling con Mr.Cousins  (il titolare della ditta) col quale scambio mail con quesiti e suggerimenti.
Credo che manderò in pensione la stazione meteo aggiuntiva della Davis ,molto più farraginosa da gestire.
saluti a tutti[/quote]

Si Jonathan è un grande! ottimo tecnico, non ha particolari passioni nella meteorologia, ma è comunque aperto ai consigli che gli arrivano da tutte le tipologie di utenti che utilizzano questi sensori in un'infinità di ambiti.
Ci stiamo sentendo spesso in questi giorni, sembra siamo nella fasi conclusive per l'avvio dell'interfaccia web che consentirà, a chi dispone del gateway, una gestione molto più dettagliata del parco sensori, migliori doti di personalizzazione dei grafici etc etc

Poco dopo dovrebbe vedere la luce una versione ulteriore del sensore con sonda esterna removibile, cosa che per i nostri utilizzi lo rende molto appetibile

stay tuned  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Lun 07 Mag, 2018 11:50

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
ma quanta memoria ha il data logger del sensor push?
Ho ancora memorizzati i dati di gennaio 2018 e non ho il gateway .
Dopo 4 mesi di uso confermo che è un ottimo sensore,preciso ed affidabile ed abbinato al meteoshield forma una stazione di rilevamento th oserei dire professionale.
 :bye:  :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 07 Mag, 2018 12:57

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="460446"]ma quanta memoria ha il data logger del sensor push?
Ho ancora memorizzati i dati di gennaio 2018 e non ho il gateway .
Dopo 4 mesi di uso confermo che è un ottimo sensore,preciso ed affidabile ed abbinato al meteoshield forma una stazione di rilevamento th oserei dire professionale.
 :bye:  :bye:[/quote]


mmmh. credo che i dati che vedi più vecchi non risiedano nella memoria del sensorpush ma in quella del tuo telefono, se provi ad abbinare il sensore ad un altro smartphone e scarichi i dati credo non andrai indietro più di una ventina di giorni
difatti, se ci fai caso, con un qualunque file manager per android, la cartella sensorpush cresce costantemente, seppur lievemente, di dimensioni.

Confermo anche la bontà delle prestazioni, non possiamo parlare di professionale, lo è lo schermo ma non il sensore, ma può tranquillamente competere e battere stazioni meteo quotate seppur amatoriali.

 ;)


